( 5 7 3 ) 

 i dcimtres, tait plac au bas de cette chemine et servait conduire la 

 vapeur au dehors. Nous remplissions d'eau jusqu'au -^ environ de sa hau- 

 teur le cylindre qui forme le fond de l'appareil, et une lampe ordinaire 

 esprit-de-vin place au-dessous tait suffisante pour porter cette eau l'- 

 bullition : la vapeur s'levait alors dans la chemine intrieure, redescendait 

 dans 1 espace cylindrique annulaire qui spare les deux enveloppes l'une de 

 l'autre, et gagnait l'air libre en passant par le conduit que nous venons de 

 mentionner. 



Le thermomtre avec lequel ont t faites les observations nous fut aussi 

 confi par M. Regnault. Cet instrument porte une graduation arbitraire de 

 800 divisions graves sur le tube ; chacune d'elles a o mm ,6 de longueur. Comme 

 nous le verrons bientt, le degr centigrade correspond peu prs 5 di- 

 visions et | de cette graduation. En y comprenant la cuvette qui est cylin- 

 drique, la longueur totale de l'instrument est de 636 millimtres. Le cali- 

 brage intrieur de l'instrument avait t fait avec un grand soin par M. Re- 

 gnault lui-mme (1). Une Table construite par ce savant nous indiquait les 

 petites corrections que devaient subir les lectures pour que les intervalles des 

 divisions pussent tre considrs comme correspondant des parties du tube 

 de capacit gale. 



Au moment de l'exprience, le thermomtre est plac verticalement, et 

 dans l'axe mme de l'appareil; sa cuvette ne plouge pas dans l'eau bouillante, 

 mais dans la vapeur mane de cette dernire , et comme les parois latrales 

 sont elles-mmes la temprature de l'eau bouillante, cause de la vapeur 

 qui circule dans l'enveloppe annulaire extrieure, aucun rayonnement pro- 

 venant de ces parois ne peut venir abaisser les indications thermom- 

 hques (2). Le plateau circulaire qui termine suprieurement la chemine est 

 perc dans son centre d'un orifice par lequel le thermomtre peut tre in- 

 troduit ou retir volont, en glissant frottement doux dans un bouchon de 

 lige perc suivant son axe. Il faut avoir le soin d'introduire assez profond- 

 ment le thermomtre pour que la portion de la colonne mercurielle , qui n'est 

 pas expose la temprature de l'intrieur de l'appareil , soit aussi petite 

 que possible. Si on laissait l'air une portion de colonne quivalente plu- 



(1) Sur le mode de construction de ces thermomtres , voyez le Mmoire de M. Pierre 

 (annales de Chimie et de Physique, 3 e srie, t. V, page 428). 



(2) On doit M. Rudberg cette observation importante, que la temprature de la vapeur 

 de l'eau bouillante reste la mme , soit que la source d'eau ne contienne que de l'eau pure 

 et distille, soit qu'elle contienne des sels. Toutefois nous avons prfr choisir de l'eau aussi 

 pure que possible. 



