( 5 7 4 ) 

 sieurs degrs centigrades, il en rsulterait une erreur trs-apprciable: ad- 

 mettons que la diffrence entre les deux tempratures , intrieure et extrieure, 

 soit de 85 degrs; cette diffrence de temprature correspond un change- 

 ment en volume gal 5 *g ou 0,0 1 5. Si donc la portion de colonne sail- 

 lante hors de l'appareil valait 10 degrs centigrades de l'chelle du thermo- 

 mtre, les lectures seraient trop faibles de o,i5, et cette erreur, qui parat 

 minime au premier abord , quivaudrait un changement de quatre milli- 

 mtres dans la longueur de la colonne de mercure qui mesure la tension de 

 la vapeur. 



Il faut aussi prendre quelques prcautions pour viter les erreurs de 

 parallaxe dans la lecture du thermomtre ; dans ce but, nous nous assurions 

 de la verticalit de l'axe du tube au moyen d'un fil--plomb; ensuite, pen- 

 dant que lun de nous approchait l'il pour faire la lecture, le second ob- 

 servateur tendait un fil horizontalement entre ses mains et paralllement au 

 rayon visuel, suivant lequel visait le premier observateur. Il prvenait celui- 

 ci, ds que son il tait dans le plan horizontal passant par le fil et par le 

 sommet de la colonne; dans ce moment mme, l'observateur charg de la 

 lecture notait quel point de l'chelle correspondait le haut du mnisque 

 mercuriel; on pouvait estimer facilement de la sorte les diximes de chaque 

 division de l'chelle. Nous nous sommes servis galement d'un anneau curseur 

 semblable ceux des baromtres. Ce moyen a l'avantage de permettre d'op- 

 rer tant seul. 



La faiblesse de la lampe ne permettait jamais l'bullition d'tre trs- 

 vive et le courant de vapeur n'tait pas assez rapide pour que l'on pt soup- 

 onner une diffrence sensible de pression entre l'intrieur et l'extrieur de 

 l'appareil. Du reste , nous l'avons constat par l'exprience suivante. Pendant 

 que l'eau tait en bullition et que le thermomtre tait stationnaire , nous 

 avons dbouch l'orifice qui communiquait directement au rservoir d'eau 

 bouillante; une seconde ouverture donnant dans l'espace annulaire fut ga- 

 lement dbouche, et nous avons retir l'alonge place la chemine de la 

 vapeur. Si la pression intrieure avait surpass d'une quantit sensible la 

 pression extrieure, on aurait eu un abaissement notable dans le thermo- 

 mtre. La moyenne de cinq expriences a montr que la diffrence tait si 

 faible , que l'abaissement fut d'environ -j-fj- de degr centigrade. Cette quan- 

 tit est de l'ordre de celles qu'il est permis de ngliger. 



Dans cette exprience, il faut avoir le soin de tenir le rservoir d'eau 

 plein an -j^; car si l'espace vide tait considrable, on aurait une diffrence 

 de plusieurs divisions tenant des cause9faciles dterminer. 



