( 5 7 6) 



et le thermomtre la temprature d'environ ioo degrs. Nous dirons bientt 

 quel tait le double but de cette dernire srie. 



Corrections des observations. Les rsultats bruts des lectures baro- 

 mtriques et thermomti iques ont d subir diffrentes corrections que nous 

 allons numrer. 



Le baromtre a t corrig de l'effet de la temprature propre de sa 

 colonne mercurielle , temprature indique par un thermomtre qui tait 

 enchss dans sa monture, de telle sorte que sa cuvette tait en contact avec 

 le tube baromtrique. Gomme les observations exigeaient un certain laps de 

 temps, le baromtre, mme dans la srie ambulante du 6 aot, restait ex- 

 pos au contact de l'air ambiant pendant une demi-heure au moins; cet 

 intervalle tait suffisant pour que l'quilibre de chaleur s'tablt dans les di- 

 verses parties de la monture. 



On a tenu note de la correction constante qu'exigeaient les lectures du 

 baromtre ig\ Cette correction renferme la correction capillaire, les erreurs 

 de l'chelle , etc. Elle peut tre considre comme parfaitement connue d'a- 

 prs les comparaisons faites Paris avant et aprs le voyage par le comman- 

 dant Delcros. 



On a toujours not les petites diffrences de niveau qui pouvaient exister 

 entre la cuvette du baromtre et la surface suprieure de l'eau dans la chau- 

 dire. Du reste, cette correction a toujours t ngligeable. 



Une correction plus importante dpend de la variation de la pesanteur 

 dans les diffrents lieux. Le mercure, dont le poids mesure la force du ressort 

 de la vapeur, pse moins sur le sommet d'une haute montagne qu'au bord 

 de la mer, et sur le bord de celle-ci, le poids varie aussi avec la latitude. 

 Nous avons pris pour terme de comparaison la pesanteur g, que l'on observe 

 au niveau de l'Ocan, et sous le 45 e degr de latitude. Pour tout autre point 

 de la surface terrestre, soient / la latitude , h la hauteur au-dessus de la 

 mer, et R le rayon du globe, on sait que la pesanteur correspondante est 

 gale 



9(1 0,00259 cos 2/) ^1 ^ - J (*). 



Si la pesanteur diminue, la colonne qui contre-balance par son poids le 

 ressort de la vapeur doit s'allonger dans un rapport inverse; les lectures de- 

 viennent trop fortes; il faut leur appliquer une correction ngative. En 



(*) Voir le Trait de Mcanique de Poisson, 2 e dit., t. I er , p. 49^- Nous avons remplac 



le facteur 1 7 - par le facteur 1 - - 

 4 R 2 R 



