( 5 7 7) 

 gnral, si H est la hauteur observe du baromtre, la vritable hauteur 

 dgage des effets de la variation de la pesanteur terrestre sera 



H ( i 0,0.0259 cos il 7 4) 



et reprsentera la lecture baromtrique qui aurait mesur la tension de cette 

 vapeur au niveau de la mer, et sous le 45 e degr de latitude. Les latitudes 

 et altitudes de nos observations figurent dans le tableau gnral de nos ob- 

 servations. La correction ce double lment est de -+- o mm ,a5 dans une 

 station de Paris; elle est de o mm ,a8 sur le Faulhorn. La diffrence dpasse 

 1 demi-millimtre. 



La premire correction faire aux lectures thermomtriques nous tait 

 indique par la petite Table que M. Regnault nous avait communique, Table 

 dont le but tait de convertir les divisions d'gale longueur en des divisions 

 d'gal volume. 



La seconde correction est relative l'effet de la presion extrieure sur 

 la cuvette des thermomtres. Des observations encore indites de notre ami 

 commun , M. Martins, prouvent que la pression d'une atmosphre (760 millim. 

 de mercure) comprime une boule de verre vide d'air, de manire diminuer sa 

 capacit de -j-^^j de millimtre. Si cette boule est la boule d'un thermomtre 

 mercure, la colonne est allonge par le seul effet del pression extrieure 

 d une quantit gale o,i5 de son chelle centigrade, puisque le degr vaut 

 55 t 50 du volume total (1). Tant que le thermomtre est soumis des pres- 

 sions de l'air peu diffrentes de 760 millimtres , cette correction est con- 

 stante, et l'on peut se dispenser d'y avoir gard; mais, lorsque la pression 

 extrieure devient gale 554 millimtres, comme cela a lieu sur le Faulhorn, 

 la diminution de la pression abaisse de o,o4 le sommet de la colonne. Cette 

 quantit ne saurait tre nglige. Nous verrons bientt que le degr centi- 

 grade correspond 5 dlv- ,625 de notre chelle; donc une pression de 760 mil- 

 limtres produit un dplacement de o dlv -,84 dans le haut de la colonne. La 

 correction correspondante la pression 760 millimtres tant nulle, la cor- 

 rection relative la pression H d baromtre sera 



(1) Ce rsultat a t obtenu par des expriences de temprature souo-marine , et en com- 

 parant entre elles les indications de thermomtres minima, dont les uns taient garantis de 

 la pression ambiante, tandis que les autres ne l'taient pas. 



C. R., i8'i4, i Semestre.' (T. XVIII, N 14.) 77 



