( 9*4 3 



D'abord il n'employait que des mtaux purs, et pour ceux qu'il est im- 

 possible d'avoir absolument tels, leur composition chimique fut dtermine 

 par l'analyse: Chaque mtal fut coul, quand cela se pouvait, puis croui et 

 tir, et enfin recuit. Dans chacun de ces tats, la densit fut prise, puis le 

 coefficient d'lasticit et la vitesse de son correspondante furent dtermins 

 au moyen de trois mthodes diffrentes : par les vibrations transversales, 

 par les vibrations longitudinales, et par l'allongement produit par des poids. 



Pour dterminer avec certitude la dure d'une vibration transversale 

 d'une verge cylindrique, de longueur et de diamtre connus, M.Wertheim a 

 appliqu la mthode pour dessiner les vibrations due M. Duhamel. Pour 

 cela, un disque en verre bien dress et enduit de noir de fume est fix sur 

 un autre disque pareil en laiton, qui tourne autour de son centre au moyen 

 d'un simple mouvement d'horlogerie poids, muni d'un petit volant ailettes 

 pour rgler la vitesse. Ce mouvement n'ayant pas t trouv assez uniforme 

 pour pouvoir servir la dtermination du temps, M. Wertheiui a eu recours 

 un procd employ pour la premire fois par M. Duhamel dans le 

 Mmoire sur les vibrations des cordes charges de curseurs, lu l'Acadmie 

 en i84o. Ce procd a pour objet de dispenser de la ncessit d'un mouve- 

 ment uniforme pour le disque, en dterminant les nombres de vibrations 

 excutes dans un mme temps parle point dont on tudie le mouvement, et 

 un autre point dont le mouvement est toujours le mme. Ici, M. Wertheim a 

 compar les vibrations dont il s'agissait de connatre la dure avec celles 

 d'un diapason qui fait exactement 256 vibrations par seconde; voici comment : 

 toute la machine est place sur un petit traneau, qui se meut en avant ds 

 qu'on pose le pied sur une pdale, laquelle fait en mme temps sortir un 

 morceau de fer d'entre les branches du diapason pour le faire parler. La 

 verge soumise l'exprience est fixe dans un fort tau; elle est munie son 

 sommet d'une petite pointe lastique et recourbe; une pointe pareille est 

 fixe sur chaque branche du diapason. Ainsi donc, ds qu'on a mis la verge 

 en vibration transversale, on appuie du pied sur la pdale, le diapason sonne 

 et la plaque se meut en avant, tout en tournant autour de son centre, jusqu' 

 ce qu'elle soit lgrement effleure par les deux pointes dessinantes; l elle est 

 arrte par deux vis de rappel. 



La plaque reoit alors deux bandes concentriques contenant les em- 

 preintes des vibrations de la verge et du diapason. Quand la plaque a fait 

 ' peu prs un tour en contact avec les pointes, on enlve le pied; l'appareil rtro- 

 grade au moyen d'un contre-poids; on dtache le disque de verre, et l'on 

 compte sous le microscope le nombre de vibrations du diapason isochrone 



