( 926 ) 



vis ; ainsi, on n'a qu' remonter les vis pour que la caisse , avec tous les poids 

 qu'elle contient, soit supporte parla verge. On tourne les vis en sens con- 

 traire pour soulever toute la charge et pour faire revenir la verge un nouvel 

 tat d'quilibre sans traction. On prvient ainsi les secousses , qui sont invi- 

 tables quand on met les poids avec la main , et les erreurs considrables pro- 

 venant des frottements des poulies et des leviers sur leurs boulons dans les 

 machines ordinaires extension; on a, de plus, beaucoup de facilit pour 

 mettre et pour ler des charges mme fort considrables. 



Pour prendre une mesure , l'auteur opre de la manire suivante : il trace 

 d'abord avec une fine pointe deux traits dlis sur le haut et sur le bas de la verge 

 bien redresse d'avance; il mesure la distance de ces deux traits au moyen d'un 

 cathtomtre plac sur une forte pierre de taille , et qui donne les longueurs 

 -~ de millimtre prs; puis il met une charge petite relativement la sec- 

 tion transversale du fil; il retire les vis, il attend que le systme soit revenu 

 l'quilibre, et il mesure de nouveau; puis il te la charge au moyen des 

 vis, il mesure, il augmente la charge d'une petite quantit , et ainsi de suite 

 jusqu' la rupture; enfin, aprs la rupture, le coefficient d'lasticit, au 

 moyen des vibrations transversales , et la densit d'une des parties , sont prises 

 de nouveau. 



De cette manire, M. Wertheim a pu dterminer en mme temps tout 

 ce qui a rapport au coefficient d'lasticit, la limite d'lasticit, l'allon- 

 gement maximum el la cohsion, et en outre, et c'est l le grand avantage 

 de cette disposition , il a pu distinguer exactement les deux parties dont les 

 allongements se composent , savoir, la partie qui disparat avec l'action de 

 la charge, et qu'il appelle par excellence l'allongement lastique, et l'autre 

 partie , qui constitue l'allongement permanent. 



L'allongement lastique donne immdiatement le coefficient d'lasticit 

 dans chacune des positions d'quilibre del verge ; l'auteur a ainsi dtermin, 

 depuis vingt jusqu' cinquante fois, le coefficient d'lasticit pour chaque fil, 

 et l'accord entre les rsultats lui a permis de prendre la moyenne comme le 

 vrai coefficient d'lasticit par l'allongement, et de calculer, d'aprs celui-ci, 

 la vitesse thorique du son. 



Dans le calcul du coefficient d'lasticit, on peut ngliger le rtrcisse- 

 ment que la section transversale de la verge prouve par l'effet de l'allonge- 

 ment lastique; cette correction porterait sur les millimes parties des coef- 

 ficients d'lasticit, tandis qu'on ne mesure les allongements que jusqu'aux 

 centimes. Mais il n'en est plus de mme quand la verge a subi un notable 

 allongement permanent. Dans ce cas, on a eu gard cette diminution de 



