( 4oi ) 



foyer. Ajoutons que , pour avoir le meilleur effet, possible de l'oculaire dou- 

 ble, il est ncessaire que les deux lentilles dont il se compose soient une 

 distance dtermine; qu'en de et au del de cette limite, les images perdent 

 un peu de leur nettet; qu'enfin, ce procd micronitrique est sans applica- 

 tion possible, quand on veut faire usage d'oculaires simples et de trs-foris 

 grossissements. 



Dans la disposition dfinitive adopte par M. Arago, toutes ces diffi- 

 cults s'vanonissent. Le prisme est toujours en dehors ; ses dfauts ne 

 sont jamais amplifis. Le grossissement est invariable; les plus courts 

 oculaires simples, les oculaires biconcaves, trop ngligs aujourd'hui, 

 peuvent tre employs. Des prismes un peu plus larges que la pupille , 

 formant n srie continue et se succdant, depuis les plus petits carte- 

 ments des rayons 'ordinaires et extraordinaires jusqu'aux plus grands; se 

 succdant par des variations de 3o secondes et mme de i5 seulement, sont 

 fixs, par sries de cinq, dans les ouvertures de pices de cuivre, dans des 

 J?cAe.j susceptibles de se mouvoir , le long d'une rainure pratique sur 

 la pice qui sert adapter tout le systme au porte-oculaire d'une luriettc 

 ou d'un tlescope quelconque. L'astronome n'a plus, en faisant passer la 

 fiche devant ses yeux , qu' chercher quel est le prisme qui lui donne 

 deux images tangentes de l'objet qu'il observe; il divise ensuite l'angle spa- 

 ratif de ce prisme, par le grossissement de la lunette. 



Quelquefois, un des prismes n'ayant pas assez spar les images, le 

 suivant les sparera trop. On n'aura donc que deux limites pour le dia- 

 mtre cherch : ce sera leur moyenne qu'il faudra adopter. Voyons com- 

 bien se montera l'incertitude. 



Avec des prismes se succdant par (juinzaines de secondes , et un 

 grossissement de 200 , chaque mesure ne diffrera de celle que le prisme 

 prcdent aurait donne, que de -j ou de -^ de seconde; l'incertitude de 

 ta moyenne n'irait gure qu' -j-^y , quantit entirement ngligeable. 



Cette forme du micromtre oculaire double rfraction , tait nouvelle 

 pour l'Acadmie, laquelle Mi Arago ne l'avait jamais prsente; mais on 

 en fait usage l'Observatoire depuis plusieurs annes. 



liC Secrtaire perptuel s'est empress de rendre pleine justice l'ha- 

 bilet, vraiment remarquable, que M. Soleil a dploye dans l'excution de 

 la longue suite de prismes, en quelque sorte microscopiques, qui sont in- 

 crusts dans les fiches du micromtre. L'habilet devait tre ici et elle a t, 

 effectivement, accompagne d'une grande modration dans les prix. 



