{ 65o ) 



l'acide carbonique de l'air atmosphrique : il consiste faire agir sur un ap- 

 pareil mdical quelconque propos, une machine qui en extrait l'air thr, 

 comme ferait un malade, d'une faon de mme intermittente et par mmes 

 volumes: seulement ici on peut prolonger l'opration indfiniment et con- 

 natre le nombre de litres d'air thr aspir ainsi: on a pes initialement 

 l'ther du rservoir, on le pse finalement; !a diffrence, divise par le 

 nombre de litres compt, exprime la quantit d'ther qui se trouverait dans 

 un litre d'air thr inhal en ces mmes circonstances de ce mme appareil 

 mdical. 



Le moyen employ est donc une sorte de poitrine artificielle ou soufflet 

 exactement fait, gradu pour l'ainplilude de ses variations de capacit, et 

 que l'on fait fonctionner la main, en regard d'un chronomtre (comme ici 

 le temps n'est pas un lment qu'il soit besoin de rgler rigoureusement , il 

 est trs-commode de se servir d'une simple balle de plomb oscillant au bout 

 d'un fil de cocon de longueur convenable pour reprsenter le rhylhme de la 

 respiration). Supposons qu'on ait extrait ainsi mille litres d'air thr: la 

 diffrence du poids de l'ther initial et final donnera immdiatement, 

 par nue simple transposition de la virgule de trois rangs gauche, l'ther 

 contenu au litre. . , , .;,. . 



" Dans l'instrument mis sous ls yeux de l'Acadmie , le soufflet est cylin- 

 drique; il se compose d'un ressort boudin revtu d abord de baudruche, 

 puis de caoutchouc. Il varie trs-sensiblement d'un centilitre de capacit pour 

 une variation de hauteur de j millimtre. On le jauge du reste directement: 

 un tube flexible sert le mettre en rapport avec l'embouchure d'un appareil 

 mdical dont il s'agit de dterminer l'action ou la force. 



Le principe du rgulateur consiste tendre l'air thr d'air pur en 

 proportion dtermine. On l'a dj fait prcdemment; mais, dans l'emploi 

 de ce moyen indiqu par M. Doyre , les constructeurs se sont contents 

 d'une proportion tablie vue d'il, ou par une graduation grossire, en 

 quatre parties, que prsentaient les instruments. Ici on a rgl les proportions 

 d'air pur et d'air thr, en armant les clefs d'orifice d'un axe gradu de 

 loo degrs. Les variations des orifices sont proportionnelles aux degrs: 

 ainsi, l'aiguille marquant lo degrs, l'air qui va se charger d'ther entre par 

 un orifice qu'on peut reprsenter par lo, celui de l'air pur tant reprsent 

 par 90 ou le complment loo. 



Mais cette graduation , mme rigoureusement excute, ne peut repr- 

 senter l'lment mesurer l'ther du mlange qui varie avec la tempra- 

 ture, etc., ni mme ligoureusement les proportions d'air pur et d'air thr , 



