f 65i ) 



caria rsistance des conduites que chacun suit de part et d'autre, parat 

 devoir tre trs-diffrente. Nous n'employons donc la graduation que comme 

 moyen de remettre, avec prcision, un mme appareil dans un mme tat. 



>' Pour rendre les appareils mdicaux comparables les uns aux autres, et 

 un mme appareil comparable lui-mme, la temprature variant, il faut 

 tudier chaque appareil directement avec l'thromtre, des tempratures 

 assez rapproches entre les extrmes de la pratique; et, pour chaque tem- 

 prature, des intervalles assez peu distants dans toute l'tendue de 

 l'chelle rgulatrice : de cette manire on pourra dresser, une fois pour 

 toujours, une Tabl l'aide de laquelle il deviendra facile de doser l'ther 

 toute temprature usuelle, et cela aussi exactement qu'un mdicament or- 

 dinaire. .-.,.... :.v-^..-. ,.-' ,^ ^ ..,;,-:.., ;,-. . ^.i-Y-'v- , . - 



" La connaissance de la constitution de l'air thr, d'une opration une 

 autre , est indispensable pour que les cas observs soient comparables entre 

 eux, et que l'exprience acquise puisse tre mise profit, comme il en a t 

 pour tous les mdicaments successivement introduits dans la pratique m- 

 dicale. 



" Pour rstimer en deux mots : l'un de ces instruments sert dtermi- 

 ner directement la constitution de l'air thr; l'autre, la rgler dans les 

 limites que l'exprience aura dmontres sans danger, et dans la meilleure 

 proportion pour le but que se propose la mdecine dans l'inhalation de l'- 

 ther. Ces deux rsultats sont acquis exprimentalement, sans incertitude , car 

 on suppose simplement qu'un phnomne mesur se rptera de mme dans 

 des circonstances identiques. On vite ainsi toutes les difficults que peut 

 prsenter la dtermination thorique, un mlange de gaz et de vapeurs en 

 tat de mouvement. . , . ,. - 



Exprience sur-l'lhromtre. '.'. 



<< Le II avril 1847, 3" 30"" : -<; ; v ' ^ 



. Pression baromtrique ;.. '"',759 .. f 



" Temprature du lieu i3,25 



On a fait cette exprience dans le cabinet de M. Deleuil , opticien. On 

 a extrait de l'appareil mdical 260 litres d'air thr : tout l'air qu'aspirait 

 l'thromtre avait pass sur l'ther (c'est--dire que l'aiguille du rgu- 

 lateur marquait 100 degrs), l'air thr tait extrait par volumes de demi- 

 litre , selon le rhythme de ma propre respiration qui , compte plusieurs 

 i-eprises pendant l'exprience , a t trouve de quinze dix-sept inspira- 

 tions par minute ; c'est le mme nombre qu'avait trouv M. Dumas pour 



85.. 



