( 652 ) 



lui-mme; on avait mis initialement environ 120 grammes d'ther rectifi 

 dans le rservoir de l'appareil mdical essayer. On a suivi la mthode des 

 doubles peses : 



^r^M^>\;n^p 



Poids du rservoir avant l'exprience. . . ^S^^gz 



Poids dn rservoir aprs l'exprience. . . . ni^^,o5 



ther dpens. 628'',87 



Air thr extrait par l'thromtre 25o litres. 



62,87 i 25o 



^^ 62,87 i 25 



* '.1.1 .'t.i^.A ;ih.-'ntioo ;< .{ 



^ l o, 



25 1 



Ainsi, il entrait moyennement oS'.aSi dether dans un litre de l'air 

 thr que fournissait cet appareil mdical , dans les circonstances de 

 Texprience. 



Pendant l'exprience , le rservoir d'ther tait plac sur une table de 

 bois : il s'est form , vers la fin de sa dure , une crote de glace de |ou \ 

 de millimtre d'paisseur, sur la surface extrieure du vase dans la portion 

 correspondant au liquide intrieur; au-dessus, il n'existait qu'une lgre 

 rose , qui s'est manifeste vers le milieu de l'exprience, et laquelle on n'a 

 point touch. 



Un dessin sommaire de cet thromtre a t dpos le i" mars 1847, 

 avec l'indication de ses applications. 



MDECINE. Nouvel appareil pour l'inhalation de lther; prsent par 



M. LiJER. 



(Commission de l'ther.) 



Cet appareil , dit l'auteur, dtermine la saturation instantane de l'air. 



Il fournit une quantit de vapeur calcule sur les dimensions de la 

 trache , et suffisante pour conserver la respiration toute sa libert. 



> Il indique, d'une manire prcise, les proportions relatives d'air pur et 

 d'air satur. . v.'fi. . . 



Le premier de ces effets (saturation instantane) rsulte de deux dis- 

 positions importantes : 



1. La forme du rcipient dans lequel l'air ne peut pntrer que de ]a 

 circonfrence au centre et en rasant la surface de l'ther; 



2. L'interposition d'un diaphragme de toile entre le liquide et le tube 

 de dgagement , diaphragme que l'on imbibe d'ther en tournant le petit 

 bouton plac au ct du tube. Les quantits proportionnelles d'air pur et 



