( 78^ ) 

 prise pour mire, doit se rflchir sur ces deux surfaces qui se touchent, sans 

 se briser, comme si elle se rflchissait sur un seul plan. Les myopes 

 doivent s'armer d'une lorgnette pour distinguer directement l'objet pris 

 pour mire. 



La mesure d'un angle par rflexion compare repose sur le principe 

 suivant: Lorsque l'paisseur du diamtre du demi-cercle, transform en 

 miroir mtallique plan, est au niveau de la surface plane et polie du bord 

 de la rgle, la mire se rflchit, sans se briser, sur ces deux miroirs 

 mtalliques juxtaposs, comme s'ils ne formaient qu'un seul plan. Le vernier 

 est alors zro. La surface infrieure du prisme, polie ou dpolie , appuye 

 sur le diamtre du limbe , correspond donc toujours avec le zro de la 

 division, sans que l'on ait besoin de la mesurer et sans s'exposer aux erreurs 

 d'une observation. Cette surface tant connue, je fais concider le miroir de 

 la rgle avec le plan suprieur du prisme. 11 est vident que je transporte 

 ainsi sur la rgle, par une seule observation, la direction des deux plans du 

 prisme. Le nombre de degrs, entre le zro et le point auquel correspond 

 actuellement la rgle, donne la mesure du prisme. 



" Ce principe renferme plusieurs avantages pratiques : 

 " 1. Il rduit la mesure d'un angle, prise par rflexion, une seule 

 observation. 



2. L'instrument porte son ajustement exclusivement en lui-mm, car 

 il est ajust lorsque la rgl (tant zro) donne, conjointement avec le 

 diamtre, une image non brise d'un objet extrieur. 



>' 3". Il fournit le moyen d'orienter le prisme exactement au moment de 

 l'observation mme, puisque le prisme est parfaitement pos, lorsque la 

 ligne de la mire reste droite aprs la rflexion. -'"^^' . 

 : 4- Il fournit l'opticien le moyen facile d'excuter un prisme exacte- 

 ment l'angle demand, puisqu'il peut le mesurer, une minute prs, avant 

 que la seconde surface ne soit termine. 



5. L'appareil , par sa simplicit mme , est d'un emploi facile et d un 

 prix modr. 



Mon goniomtre, plac sous les yeux de l'Acadmie, excut par M. Cie- 

 chansky, d'aprs mes donnes, est muni de deux pices accessoires qui 

 rendent les mesures encore plus exactes; ces pices sont un support 

 coulisse, pour orienter le prisme plus commodment, et uu pied qui, 

 fixant le limbe, dgage une des mains de l'observateur. 



On tient alors une lunette de faible grossissement, mme de spectacle, 

 d'une main, et l'on amne la rgle avec l'autre, tout en regardant la mire 



