



( 783 ) 



rflchie. Ou sait que l'ou se trompe facilement de i5 minutes dans la 

 mesure d'un angle prise par application, tandis que dix mesures, prises 

 successivement du mme angle par rflexion compare, ne diffrent pas 

 entre elles d'une minute, quoique le rayon du limbe ne soit que de 8 cen- 

 timtres. 



" La moindre concavit ou convexit dans les surfaces d'un prisme ou 

 d'une glace parallle se rvle de suite par le changement du foyer de la 

 lunette. 



" Lorsque la mire se rflchit nettement sur la rgle , et confusment 

 sur la surface soumise Texamen, cette surface n'est pas plane, elle est 

 refaire. 



" Ce moyen est si sensible, que je l'utilise pour la mesure exacte des 

 courbes des lentilles. Cet appareil sera mis sous les yeux de l'Acadmie. 



Un goniomtre plus petit et plus exact encore est actuellement en 

 construction. Un demi-disque en verre remplace le limbe en bronze. 

 L'paisseur mme du diamtre du disque fait l'office de miroir; c'est sur ce 

 bord plan et poli du verre que la rflexion compare doit se produire. 



La rgle est remplace par une querre en cuivre jaune , sur laquelle on 

 appuie le prisme. On lit la mesure deux fois par transparence , sur les deux 

 extrmits de l'querre, l'aide de trs-petits microscopes qui y sont fixs. 

 Une division sur verre, place au foyer de l'oculaire positif, remplace le 

 vernier. 



" Ce procd pour lire une division est susceptible d'une grande 

 prcision. Les traits d'un vernier sont plus rapprochs de la loupe que le 

 cercle lui-mme, dans le plus grand nombre des constructions; ce qui 

 empche d'employer un fort grossissement. Ici plus de vernier ; sur le cercle, 

 plus de frottement qui diminue la prcision ou efface la division. 



fjes disques en verre peuvent tre substitus avantageusement aux 

 cercles astronomiques doubles , dont les divisions , cause de l'opacit , ne 

 peuvent tre grossies que dans des limites trs-restreintes ; tandis que par 

 transparence je puis lire des divisions beaucoup plus dlies, ce qui permet 

 de restreindre les dimensions de l'instrument. D'ailleurs le verre donne 

 moins d'erreur par la dilatation ingale que le cuivre. La difficult est de 

 produire une grande surface plane, de verre, par le poli naturel de fusion, 

 ou bien de faire un grand nombre de traits fort dlis, rapprochs et qui- 

 distants sur une glace artificiellement polie. 



En examinant mon goniomtre rflexion compare, que je vous 



I02.. 



