( 86j ) 



Premire solution. Si l'on place, dans le sol d'une bonne cave, r ou 

 2 mtres de profondeur, une bouteille en verre (ou dame-jeanne) de la con- 

 tenance de i5 ou 20 litres, aprs avoir scell son orifice un tube en plomb 

 (ou en gutta-perka) d'un trs-petit calibre, que l'on amnera dans la pice 

 destine aux observations, pour l'adapter un tube vertical en verre, de 

 2 ou 3 millimtres^de diamtre, qui plongera, par sa partie infrieure, dans 

 un rservoir cylindrique contenant de l'essence de trbenthine rectifie ou 

 de l'eau additionne de chlorure de calcium ; si, en outre, on a amen, par 

 la succion, la colonne liquide la hauteur convenable dans le tube vertical, 

 au moyen d'un bec robinet, soud la douille , qui joint le tube en plomb 

 au tube en verre , la colonne oscillera dsormais suivant la pression atmo - 

 sphrique, avec une chelle de variation quinze fois plus tendue que celle 

 du baromtre mercure. Quant l'action de la temprature, dans ses va- 

 riations diurnes et annuelles, elle sera si faible ou si lente, et avec tant de 

 causes de compensation, que les indications de ce baromtre usuel n'en 

 seront pas affectes d'une faon sensible. 



> Deuxime solution. Imaginons un thermomtre air renvers dont 

 la tige capillaire vient se souder au rservoir d'un autre thermomtre li- 

 quide, compos d'essence de trbenthine et de mercure; la tige de celui-ci, 

 qui part de la partie infrieure du rservoir commun , aprs avoir dcrit un 

 coude, se continuera verticalement : cela tabli , si les degrs de ce thermo- 

 mtre liquide sont de 2,8, il arrivera que, pour chaque variation de i degr, 

 le mercure s'lvera ou s'abaissera de cette quantit dans la tige verticale , et 

 cette pression, en plus ou en moins, viendra ragir sur le thermomtre air; 

 mais comme en mme temps, par l'action du mme changement de temp- 

 rature , la pression de l'air aura vari d'autant, c'est--dire pour chaque degr 

 de YTS X o,76oo = o'",oo28, il arrivera que la limite de l'air (ou index), 

 marque par le sommet de la colonne d'essence de trbenthine leve dans 

 le tube capillaire, ne bougera pas. Si, au contraire, la pression vient va- 

 rier, la colle d'essence de trbenthine y obira avec une marche qui d- 

 pendra , la fois , du calibre des tiges des deux thermomtres , de la section 

 de la cuvette du thermomtre liquide et du changement de ressort produit 

 dans le rservoir d'air, par le dplacement mme de l'index. 



En dfinitive , comme le calibre de la tige du thermomtre air peut 

 tre rduit un demi-millimtre carr, tandis que le calibre du thermomtre 

 liquide sera au moins de 5 ou 6 millimtres carrs, on aura encore facilement , 

 pour l'chelle baromtrique, des centimtres au lieu de millimtres. 



Il est bien entendu que les rservoirs devront tre entours de matires 

 peu conductrices de la chaleur, pour que la temprature ambiante n'impres- 



