( i58 ) 

 dj eu l'ide d'un instrument propre mesurer la vitesse initiale des pro- 

 jectiles, ainsi que la vitesse dans diffrents points de la trajectoire; ayant 

 fait la connaissance de M. Wheatstone, si connu par ses ingnieux travaux, 

 ilseurent ensemble plusieursentretiens ce sujet, et il vit chez ce mme savant 

 un appareil qui, au moyen de courants lectriques interrompus et rtablis, 

 permettait de mesurer le temps de l'inflammation de la poudre avec un grand 

 degr d'exactitude. M. Konstantinoff crut cependant, par une autre dispo- 

 sition, pouvoir obtenir encore plus d'exactitude, et mesurer des intervalles 

 beaucoup plus courts. Il me consulta sur ce projet, et croyant possible la 

 solution du problme qu'il me proposait, nous commenmes travailler 

 ensemble au mois de mars i843. 



>> Le problme tait celui-ci: disposer un instrument qui pt indiquer et 

 conserver trente ou quarante observations successives, faites dans des espaces 

 de temps trs-rapprochs, d'un phnomne se passant plus ou moins loin de 

 l'endroit o se trouve plac l'instrument d'observation. 11 nous vint natu- 

 rellement dans l'ide d'employer pour cet objet l'lectricit. 



" Il fallait, de plus, unir cette partie physique la partie mcanique qui 

 pouvait devenir assez complique, mais qui cependant ne le fut pas autant 

 que semblait le faire prsumer la solution cherche. 



Des raisons particulires m'ont empch de faire connatre cette ma- 

 chine; mais, rien nes'opposant plus maintenant sa publicit, je vais tcher 

 d'en donner une ide aussi exacte qu'il est possible de le faire sans figures; 

 elle a t vue, d'ailleurs, par MM. Arago, Regnault et Morin. dont l'autorit 

 pourra tre invoque au besoin , pour assurer ce qiie j'avance. M. Regnault 

 surtout l'a pour ainsi dire suivie dans toutes ses phases, et a assist presque 

 toutes les expriences d'essai qui avaient pour but la vrification des prin- 

 cipes sur lesquels elle tait tablie. 



Nous pensmes employer un appareil plateau tournant, semblable 

 celui de M. Morin, et, comme il nous fallait plusieurs indications successives 

 et distantes les unes des autres, nous avions pens faire dplacer le style, 

 s'approchant ou s'loignant du centre chaque nouvelle marque; mais ce 

 moyen ne nous parut pas suffire, en ce que les marques faites au centre, et 

 celles faites la circonfrence, n'taient plus dans les mmes limites d'erreur; 

 car, plus le rayon d'un arc trac par le style et t petit , et plus la chance 

 d'erreur et t grande". 



" Nous avons alors mis les indications dans des conditions identiques, en 

 excutant un cylindre assez long pour faire ([uarante cinquante observations 

 distinctes, et qui appartinssent toutes un mme rayon. C'est en juin i843 



