C '63 ) 



PHYSIQUE DU GLOBE. Note sur les tempratures de l'hdlition de 

 l'eau diffrentes hauteurs ; par M. V. Regnault. 



J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie deux Notes ayant pour 

 objet la temprature de l'buHition de l'eau diffrentes hauteurs dans Tat- 

 mosphrc. La premire de ces Notes appartient MM. Bravais et Marlins 

 et renferme les observations que ces physiciens ont faites dans leur ascension 

 au Mont-Blanc. La seconde contient des dterminations qui ont t faites par 

 M. Izarn, dans les Pyrnes. 



.l'ai donn, dans les Annales de Chimie et de Phjsique, 3 srie, t. XI 

 page 334, une nouvelle Table des forces lastiques de la vapeur aqueuse, 

 de 02 100 degrs, qui a t dduite d'une longue srie d'observations; j'ai 

 cherch depuis vrifier l'exactitude de cette Table par diffrenis moyens. 

 On peut obtenir une vrification trs-nette dans les tempratures voisines de 

 100 degrs, en observant, sur un thermomtre trs-exact, la temprature 

 de l'bullition de l'eau sur de hautes montagnes, et j'ai rapport dans mon 

 Mmoire deux sries d'expriences, qui ont t faites dans ce but par M. Ma- 

 ri, dans une ascension au mont Pila, au mois de dcembre i8/(3, et par 

 MM. Bravais et Peltier, pendant l't de 1842, dans une excursion au Faul- 

 horn. 



" Les observations de M. Mari s'accordent bien avec ma Table, mais 

 celles de MM. Bravais et Peltier prsentent des diffrences assez grandes. 

 J'ai attribu ces diffrences cette circonstance , que le thermomtre em- 

 ploy par ces derniers physiciens a prsent, dans la position de son zro, 

 de trs-grandes variations qui ont d entraner ncessairement des anomalies 

 correspondantes dans la lecture du point d'bullition. 



Pour obtenir des rsultats prcis dans ce genre de dterminations , il ue 

 suffit pas que le thermomtre soit divis avec une grande exactitude, il faut 

 encore que le rservoir soit form par un verre qui prsente une grande r- 

 gularit dans ses dilatations. Or, une longue exprience m'a fait reconnatre 

 que les diffrentes espces de verre ne satisfont pas galement cette condi- 

 tion. Ainsi , les thermomtres construits avec nos verres ordinaires prsentent 

 souvent des dplacements du zro de |^ degr , par cela seul que le thermo- 

 mtre a t port 100 degrs dans l'intervalle de deux dterminations de ce 

 point fixe, tandis que les tubes thermomtriques en cristal, que je fais con- 

 fectionner exprs la verrerie de Choisy-le-Roi et sur lesquels je fais souf- 

 fler immdiatement le rservoir par un artiste habile (M. Bunteu), ne pr- 



