( '(^4 ) 



sentent que des variations trs-faibles qui s'lvent rarement o,o5 et sont 

 souvent beaucoup plus faibles. 



Il arrive cependant quelquefois que le thermomtre prsente de plus 

 grandes irrgularits, bien que la tige soit forme par du cristal de Choisy- 

 le-Roi, et que le rservoir soit souffl immdiatement sur la tige; le verre du 

 rservoir a t altr pendant le soufflage: cette circonstance s'est prsente 

 pour le thermomtreque j'avais remis MM. Bravais et Peltier, pour leurs 

 observations de 1842. Il ne faut pas hsiter, dans ce cas, couper le rser- 

 voir du thermomtre et en faire souffler un nouveau. G est ce que l'on a 

 fait pour le thermomtre dont il est ici question, et l'on a eu soin de s'assu- 

 rer avant le dpart que l'instrument reconstruit prsentait une rgularit sa- 

 tisfaisante. 



Les observations de M. Izarn, dans les Pyrnes, ont t faites avec le 

 thermomtre u 8 et avec un baromtre de Fortin qui avaient servi dans mes 

 expriences sur les forces lastiques de la vapeur aqueuse; j'ajouterai, pour 

 prouver que ces observations mritent toute confiance, que M. Izarn est trs- 

 habitu ce genre d'observation et qu'il m'a assist dans toutes mes exp- 

 riences sur les vapeurs avec autant d'habilet que de zle. 



" On peut voir, dans les tableaux rapports dans les deux Notes, et qui sont 

 insrs p. 166 et 170, que les diffrences entre les hauteurs observes direc- 

 tement sur le baromtre et celles qui sont calcules au moyen de ma Table, 

 d'aprs les tempratures observes de l'bullitiou de l'eau, sont toujours trs- 

 petites; elles atteignent rarement i millimtre, et sont tantt positives, tantt 

 ngatives. Une diffrence de hauteur de i millimtre, dans la colonne barom- 

 trique, correspond une diffrence de njoins de -^ de degr dans l'valua- 

 tion de la temprature de l'bullition; cette quantit est de l'ordre des incer- 

 titudes que prsente, dans l'tat actuel de la science, le thermomtre le plus 

 parfait. J'ai montr {Annales de CJiiinie et de Phjsique, 3* srie, tome iV, 

 page 65) que le mme thermomtre, non-seulement ne prsente pas la mme 

 position de son zro dans diffrentes observations, mais encore que Ion ne 

 trouve pas la mme valeur du degr dans plusieurs dterminations qui se 

 font quelque temps d'intervalle. 



Ainsi, pour le thermomtre n" 8, nous avons trouv, pour la valeur du 

 degr , 



Le 9 mai i84?- , peu de temps aprs la constniction 



du tliermonitre 5,88^6 



Le 17 juillet 1844 5,8919 



Le 3o aot 5,8c)45 



