( '65 ) 



Je pense, d'aprs cela , que ma Table des forces lastiques de la vapeur 

 aqueuse peut tre considre comme vrifie d'une manire rigoureuse entre 

 84 et 100 defjrs, et qu'elle peut tre employe avec toute confiance pour 

 calculer les hauteurs, d'aprs des observations de la temprature de l'bulli- 

 lion de l'eau. Cette mthode hypsomtrique prsente de grands avantages sur 

 l'emploi du baromtre, aii voyageur qui parcourt des contres difficiles , elle 

 lui permet d'obtenir des rsultats trs-prcis avec un appareil de dimensions 

 trs-petites, et qui ne peut lui donner aucun embarras. 



'1 M. Izarn a bien voulu faire, dans les Pvrnes, quelques expriences avec 

 un appareil trs petit que je lui avais remis, et il a pu comparer les indica- 

 tions du thermomtre plac dans cet appareil avec celles donnes par le ther- 

 momtre n 8, dans un grand vase bullition. 



Ce petit appareil est form de plusieurs tubes en laiton rentrant l'un dans 

 l'autre comme un tuyau de lunette. Le tube infrieur qui sert de chaudire a 

 3o centimtres de diamtre, on y place environ l\o cenlinitres cubes d'eau ; 

 ce tube se trouve envelopp par un tube plus large se vissant sur une petite 

 lampe alcool; le large tube sert de chemine et protge la flamme contre le 

 veut. L'appareil, rduit ses plus petites dimensions avec les tubes rentrs, a 

 environ i5 centimtres de hauteur; dploy, il en atteint 35. 



Le thermomtre porte des divisions arbitraires ; sa marche ne va que 

 de 80 roo degrs. L'instrumenta t gradu del manire suivante. Le 

 thermomtre est rempli de mercure, de telle sorte que, plong dans la glace 

 fondante, le mercure s'arrte au tiers de la longueur de la tige, partir du 

 rservoir; on note exactement ce point, on place ensuite le thermomtre 

 dans de l'eau, la temprature ambiante et continuellement agite, ct 

 d'un thermomtre talon , et l'on note les divisions correspondantes. Ces deux 

 observations permettent de calculer la valeur du degr. On fait maintenant 

 sortir une portion du mercure, de telle sorte que, le thermomtre tant plac 

 dans la vapeur de l'eau bouillante , la colonne s'arrte vers le haut de la tige. 

 On ferme le thermomtre purg d'air comme l'ordinaire; on dtermine 

 exactement la position du point 100 sur l'chelle arbitraire; la valeur du de- 

 gr du thermomtre modifi se dduit, par un calcul trs-simple, de la valeur 

 que l'on avait trouve au degr du thermomtre primitif. 



Voici les observations correspondantes obtenues par M. Izarn : 



