( i67 ) 



" On voit qu'avant chaque exprience, l'on dterminait la position du 

 point zro du thermomtre, en l'entourant de glace fondante: on reprenait 

 la position du mme point aussitt aprs l'bullition. Toutefois, dans l'op- 

 ration faite au sommet du Mont-Blanc, la lecture du zro aprs l'bullition 

 n'a t faite qu'aprs un intervalle de quarante heures. Toutes ces lectures 

 correspondent des divisions d'gale capacit du tube thermomtrique. 



Les nombres inscrits dans la colonne Pression observe ont t ob- 

 tenus au moyen de baromtres d'Ernst niveau constant, dont les tubes 

 avaient des diamtres internes d'environ 8 millimtres. Ces nombres n'exigent 

 aucune correction ultrieure pour reprsenter la pression absolue; on a pra- 

 lablement corrig les lectures en les multipliant par le rapport entre l'inten- 

 sit de la pesanteur au lieu d'observation et l'intensit de cette mme force 

 Paris. Pour dterminer chaque terme de ce rapport, on a suppos la pe- 

 santeur gale 9,8o57 (i o,ooa59 cosa/) ( i ~\i l tant la latitude 



du lieu, h sa hauteur au-dessus de la mer, et R le rayon terrestre. Cette 

 correction', nulle Paris, est gale o"',58 au sommet du Mont-Blanc. 

 Pour calculer la valeur d'un degr centigrade en divisions de l'chelle 

 arbitraire du thermomtre, MM. Martins et Bravais ont pris pour point de 

 dpart la Table des tensions de la vapeur d'eau , publie par M. Regnault 

 dans le tome XI, 3* srie, des Annales de Chimie et de Physique. En suppo- 

 sant que cette Table soit exacte, depuis 760 jusqu' ^So millimtres, l'obser- 

 vation de Paris donne 99,88 comme temprature correspondante la pres- 

 sion 756"'"',85. Considrant ensuite la lecture faite aprs l'bullition comme 

 reprsentant le vritable point o degr de l'instrument, on trouve 



7i7<"''-,7286'J'''-,55 = 63i<i''-, 17 = 990,88; d'o i = 6'*''-,3i93. 



L'observation de Genve, traite de la mme manire, donne i''=6'*'^*,3i7i. 

 On a adopt, pour la valeur du degr, la moyenne entre ces deux d- 

 terminations; soit 



i<> = 6d"-,3i82. 



On a employ cette valeur pour calculer les tempratures d'bullition aux autres 

 stations, en continuant prendre pour vritable zro la lecture faite aprs 

 l'exprience de l'bullition. On a ainsi obtenu les nombres 96,7i3, 90,i7i 

 et suivants. Il est inutile de tenir compte de l'effet de la variation de la pres- 

 sion extrieure de l'air ambiant sur la cuvette du thermomtre, attendu que 

 la vrification du point zro et celle du point d'bullition sont faites , chaque 



C. R., 1845, I" Semestre. (T. XX, N" 5-) 23 



