( i69 ) 



le zro, avant l'bullition , tait 239**'**, 22; aprs l'bullition, aSg**'"-, i5. 

 A Genve, avant l'bullition, 239'*'^',35; aprs l'bullition, 239'''^-,2n. 

 Le dplacement du zro de ce thermomtre ne s'levait donc qu' o,oi6. 



PHYSIQUE DU GLOBE. Note sur la temprature de l'bullition de l'eau 

 dijjrentes hauteurs dans leS Pyrnes; par M. Izabn. 



Le thermomtre qui a servi dans ces observations est le thermomtre 

 n8, employ dans les expriences de M. Regnault sur les forces lastiques 

 de la vapeur d'eau [Annales de Chimie, tome XI , page 278). L'appareil dans 

 lequel on prenait la temprature de l'bullition est celui qui nous sert ordi- 

 nairement, dans le laboratoire du Collge de France, pour dterminer le 

 point 100 des thermomtres. Le baromtre tait un baromtre de Fortin; ses 

 indications ont t corriges pour les diffrences de hauteur et de latitude. 



Il m'a t impossible de prendre le zro du thermomtre avant et aprs 

 chaque exprience , parce qu'il n'y avait pas de neige sur les hauteurs o je 

 me trouvais. Je faisais ordinairement deux ou quatre dterminations dans 

 une ascension, et je ne prenais le zro qu' mon retour aux Eaux-Bonnes, et 

 c'est avec le nombre ainsi obtenu que je calculais mes expriences. Cepen- 

 dant, pour m'assurer, jusqu' un certain point, de la constance de marche 

 de mon thermomtre, je retirais, aprs chaque exprience, le thermomtre de 

 l'appareil, je le laissais revenir la temprature ambiante, puis je le remet- 

 tais dans la vapeur : j'obtenais ainsi une seconde dtermination qui a t d- 

 signe dans le tableau par i^fois. Les diffrences des rsultats obtenus dans 

 ces dterminations successives ne dpassent paso'',o3, elles sont de l'ordre des 

 erreurs d'observation, et sont, du reste, tantt positives , tantt ngatives. 



On remarquera que le thermomtre a prsent le mme zro dans les 

 observations qui ont t faites du 22 au 27 juillet, bien qu'il ait t port 

 plusieurs fois 97 degrs : j'ajouterai mme qu'il n'avait pas vari depuis le 

 26 octobre i843, o je le trouve 66,o, dans un registre de M. Regnault. 

 Le 12 aot, le zro a t trouv 64>9, ce qui fait un abaissement 

 de i",! = o'',r9. Cet abaissement avait t dtermin par une circonstance 

 extraordinaire : le 29 juillet, j'avais fait deux dterminations qui ne sont pas 

 rapportes dans le tableau, parce que dans le transport du thermomtre la 

 colonne s'est divise , et j'ai t oblig de chauffer assez fortement le rser- 

 voir pour faire passer toute cette colonne dans une petite ampoule situe 

 l'extrmit de la tige; l'instrument se trouva rpar, mais le zro pris imm- 

 diatement aprs tait descendu 64,8. Le i 2 aot il tait 64",9) et il s'est 



23.. 





