( 245 ) 



Je me suis proposé de composer pour cela un petit instrument pouvant 

 s'adapter à tous les raéroscopes de l'appareil, et pouvant fonctionner sans 

 toucher au méroscope, pouvant même, pour plus de sécurité, produire son 

 effet quoique placé sur un support à part et dont les indications ne dérivent 

 que de phénomènes purement optiques et indépendant d'ajustages métal- 

 liques. C'est ce petit instrument, construit dans les ateliers de l'Institut 

 ïechnomatique, que j'ai l'honneur de mettre aujourd'hui sous les yeux de 

 l'Académie. 



» Fondé sur le transport que subit l'image d'un objet vu à travers un 

 verre à surfaces parallèles quand on l'incline, transport visible à l'oculaire 

 quand la glace coupe un pinceau lumineux convergent ou divergent (i), 

 ce petit appareil s'interpose à volonté entre l'échelle et l'objectif du mé- 

 roscope. 



» Il se compose d'un axe horizontal avec cercle et vernier, à une extré- 

 mité duquel s'adaptent des glaces parallèles de différentes épaisseurs et d'un 

 axe vertical avec vis à caler, qui permet d'amener l'instrument sur le méros- 

 cope : un petit niveau sphérique indique grossièrement la verticalité de cet 

 axe, et un niveau cylindrique plus sensible établit le point de départ de la 

 division qu'on détermine d'abord en faisant réfléchir les fils micrométri- 

 ques par la glace même de l'instrument, ce à quoi se prête parfaitement le 

 méroscope panfocal. 



n Désignant par e l'épaisseur de la glace, par m son indice de réfraction, 

 et par I son inclinaison, le transport t est donné par les formules 



sin(I — R) 

 t := e 



cosR 

 et 



sinR = msini, 



formules qu'il convient de réduire en Tables. 



» L'instrument donne l à un centième de grade près, ce qui, avec la 



(i) M. Bernard a proposé, dans la séance du 3 juillet i854, ce même moyen pour 

 résoudre le problème inverse, c'esl-à-dire pour déterminer l'indice de réfraction par le 

 transport. Ce moyen est appliqué depuis longtemps à l'Institut Technomatique avec le 

 polyoptomètre, mais c'est en plaçant le parallélipipède en expérience entre l'objectif de la 

 lunette d'observation et son micromètre, et non pas entre deux collimateurs dans les rayons 

 parallèles, où le transport dû à l'inclinaison du parallélipipède de verre serait nul, et où 

 mjme le mouvement à coulisse de la lunette devant le collimateur n'accuserait à l'oculaire 

 que ses propres imperfections. 



C. K. i854, ■»■"« Semestre (T. XXXIX, N» S.) 3a 



