(^73) 

 pour se désunir, n'avons-nous pas dit : Voilà le bandage-perfection! 

 C'est ce bandage-type qui nous a servi de modèle. Pour obtenir la réduc- 

 tion d'une fracture oblique du fémur à la partie moyenne, des aides font 

 la contre-extension sur le bassin, d'autres opèrent l'extension sur le genou, 

 et à la fois sur le pied, tandis que le chirurgien assure la coaptation en 

 agissant sur le siège même de la fracture. 



» Ici, l'extension et la contre-extension, renforcées au besoin par des 

 lacs, opèrent doucement, graduellement, sans interruption, dans l'axe des 

 os brisés. Toutes les forces mises en jeu, parfaitement harmonisées, ni trop 

 fortes, ni trop faibles, agissent par le contact des doigts dont la pulpe est un 

 coussinet protecteur, et la contractilité une puissance douée d'intelligence. 

 Les fragments dont la position a été attentivement étudiée, sont remis et 

 maintenus en place, souvent avec tant de précision, par le chirurgien chargé 

 de la coaptation, qu'on ne retrouve plus trace de la fracture. Ces doigts, 

 nous les avons remplacés par la triple rangée de trous dont sont percées les 

 parois de notre boîte. Les trous sont là comme autant de doigts pour saisir 

 les lacs de l'extension, de la contre-extension et de la coaptation. Les lacs 

 élastiques empruntent au caoutchouc jusqu'à la pulpe et la contractilité 

 digitales. S'il leur manque la vie, ils ont sur les doigts l'avantage de 

 pouvoir être plus nombreux et de fonctionner sans repos et sans fatigue. 



» Notre appareil a encore pour principaux avantages : 



» 1°. D'être applicable à toutes les fractures du corps et du col du 

 fémur ; 



» 2°. De permettre au chirurgien, pendant toute la durée du traitement, 

 de se passer d'aides ; 



» 3°. De laisser à la cuisse, presque complètement à découvert, la salu- 

 taire influence de l'air et de la lumière : on peut, de plus, recourir aux 

 topiques, et panser les plaies aussi facilement qu'un simple vésicatoire ; 



» 4"- De conserver au membre sa conformation normale sans le dé- 

 former, sans l'atrophier, ni retarder la consolidation, comme les appareils à 

 attelles; 



» 5°. De faciliter le transport des blessés, surtout aux armées; 



» 6°. D'étendre le cercle de la chirurgie conservatrice, et de prévenir 

 souvent ainsi l'amputation, surtout si l'on fait usage de la glace, que nous 

 ne saurions trop préconiser; 



» 7°. De pouvoir guérir, sans raccourcissement, les fractures obliques. 



» On sait que l'absence de raccourcissement, dans les fractures obliques 

 du fémur, est si rare, que là guérison avec raccourcissement est regardée 



C. R. , i854, a™« Semettre. (T. XXXIX, N» 6.) 36 



