( (359 ) 



» Les observations ont été faites avec une lunette appartenant à un cercle 

 de Gambey, dans laquelle le grossissement est d'environ quarante fois, ce 

 qui produisait une amplification de quatre-vingts pour l'étendue des oscil- 

 lations. Le diamètre de l'objectif est de 45 millimètres. 



» De ce qui précède nous concluons : 



» Que, dans les observations astronomiques, la capsule à mercure doit 

 être circulaire ; qu'on doit éviter les observations centrales ; que l'axe 

 optique de la lunette doit être rapproché, autant que possible, du bord du 

 mercure, sans toutefois qu'aucune des parties de l'objectif corresponde à la 

 courbure du ménisque convexe; queie fil destiné à être amené en coïnci- 

 dence avec son image, doit être dirigé vers le centre de la capsule ; enfin 

 que, tout en conservant un éclairage suffisant, l'objectif doit être dia- 

 phragmé, de manière à n'embrasser qu'une faible portion des circonférences 

 décrites par les ondes fiquides. 



» Si l'on voulait observer vers le centre de la capsule, il faudrait alors 

 donner la préférence à un vase de forme rectangulaire, dans lequel le centre 

 n'est pas plus agité que les autres parties, du bain. 



» Enfin, lorsqu'on observera l'image d'une étoile par réflexion, il sera 

 avantageux que cette image, qui correspond à l'axe optique de la lunette, 

 soit projetée sur le bain de mercure circulaire, à droite ou à gauche de son 

 centre, et vers le milieu du rayon perpendiculaire au plan vertical passant 

 par l'astre et son image. Dans cette position, l'image de l'étoile aura ses 

 oscillations perpendiculaires à ce plan, et l'angle observé n'en sera nulle- 

 ment altéré. 



» L'éclairage dont on a fait usage laisse une tache noire au centre du 

 champ de la lunette; c'est l'image du trou pratiqué dans le miroir. Peut- 

 être serait-il préférable, afin d'obtenir une lumière plus franche, de diviser 

 le réticule en deux parties, dont l'une, fortement éclairée à l'aide d'un 

 prisme, projetterait son image sur la seconde, qui, seule, serait alors armée 

 d'un oculaire positif ordinaire. La verticale serait représentée par la bissec- 

 trice de l'angle formé par les deux fils et le centre optique de l'objectif. Cet 

 appareil n'a pas encore été essayé, mais il le sera prochainement. » 



M. MiERGCES, médecin à Anduze, communique les résultats qu'il a ob- 

 tenus, pour le dévida}!,e, à froid, des cocons de vers à soie, d'un procédé de 

 son invention. Ce procédé consiste principalement à hâter la formation de 

 la vapeur qui doit aider à la désagrégation des fils, en plaçant sous une 

 cloche, dans laquelle on fait le vide, les cocons supportés par un tamis, 



87.. 



