(9o6) 

 mètre différentiel qui en aurait constaté l'égalité. Mais il aurait fallu au 

 moins a 5 éléments de Bunsen pour rougir le fil de platine ; et puis le fil du 

 galvanomètre dont je disposais aurait pu trop s'échauffer. 



» C'est pour vaincre cette difficulté que j'ai divisé la première partie du 

 courant, celle qui sortait du calorimètre, et n'en ai fait passer qu'une frac- 

 tion dans le galvanomètre différentiel, où d'ailleurs je faisais passer la 

 deuxième partie du courant principal tout entière. Il est bien évident que si 

 dans la première partie de l'expérience l'aiguille du galvanomètre différen- 

 tiel a été amenée au zéro, et que dans la deuxième la résistance de la spirale 

 vient à changer, on en sera encore averti par le mouvement de l'aiguille, et 

 qu'enfin le maintien de l'aiguille au zéro correspond à une résistance con- 

 stante de la spirale. 



» Cette disposition a plusieurs avantages sur la première. D'abord la résis- 

 tance totale entre le point de partage du courant principal et le point de 

 réunion des courants partiels reste très-faible du côté du calorimètre malgré 

 l'introduction du fil du galvanomètre difterentiel, de telle sorte que la 

 moindre variation dans la longueur du fil de platine modifie le partage du 

 courant principal; et ensuite la plus grande partie du courant de la pile 

 passe à travers la spirale de platine et contribue à son échauffement. 



» En définitive, la conduite de l'expérience revient toujours à ramener 

 l'aiguille du galvanomètre différentiel au zéro, d'abord avec le premier gaz 

 au moyen du rhéostat, puis avec le second par le raccourcissement de la 

 spirale de platine. 



» Comme rhéostat, j'ai employé avec grand avantage un fil de platine 

 tendu passant à travers un tube de verre plein de mercure qui limitait la 

 partie utile, et rien n'est aussi facile que de maintenir l'égalité des deux 

 courants partiels qui, dans la première partie de l'opération, passent dans 

 le galvanomètre différentiel. Mais il n'en est plus de même dans la seconde, 

 parce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter la résistance de la spirale, de faire 

 rentrer dans le calorimètre le fil de platine lorsqu'une fois il a été trop tiré. 

 J'ai donc disposé un petit treuil destiné à remplacer les efforts trop brusques 

 de la main dans le raccourcissement du fil; et encore faut-il opérer avec la 

 plus extrême lenteur, en ayant soin, après chaque mouvement, d'attendre 

 que le courant principal ait été ramené à son intensité première, et que l'on 

 ait atteint dans le calorimètre une température stationnaire. 



» Une des grandes difficultés que j'ai rencontrées a été de reconnaître 

 les variations de l'intensité du courant principal et de les faire disparaître. 

 La boussole ordinaire des tangentes à aiguille sur pivot m'a présenté tous 



