( 95^ ) 

 » Il nous reste à décrire l'instrument, et à apprécier son exactitude, ce 

 que nous ferons en donnant un extrait de la Note de M. Yvon Villarceau, 

 qui avait été chargé de ce travail . 



)) Le nouvel équatorial, dont le but était d'utiliser un objectif de o™,24 

 de diamètre et de 3™, 48 de distance focale, a été établi au sud-ouest de la 

 terrasse de l'Observatoire et au niveau de cette terrasse. Il repose en partie 

 sur la voûte d'une espèce de serre. Le tourillon inférieur de l'axe horaire 

 est porté sur un châssis quadrangulaire en bois de sapin noyé dans de la 

 maçonnerie à sa partie inférieure. Le tourillon supérieur repose sur l'extré- 

 mité d'un assemblage triangulaire en bois, dont la base est aussi engagée 

 dans une maçonnerie élevée d'environ 3 mètres au-dessus du sol. 



» L'axe horaire est représenté par un système de six pièces de bois d'à 

 peu près 4 mètres de longueur, dont les extrémités sont engagées dans deux 

 armatures en fonte, au centre desquelles sont fixés des axes concentriques 

 terminés par des tourillons; l'axe inférieur porte le cercle horaire. 



» Deux des six pièces de bois dont il vient d'être parlé sont coupées vers 

 leur milieu, et reliées entre elles et aux quatre autres par deux armatures 

 en fonte, au centre desquelles sont adaptées les boites de l'axe de décli- 

 naison. Cette disposition n'a permis de donner que 6^,6 de longueur à cet 

 axe; mais elle a l'avantage de n'exiger aucun contre-poids, puisque le plan 

 de rotation de la lunette qui est fixée au milieu de l'axe de déclinaison, 

 coïncide de très-près avec l'axe horaire. 



» La lunette, étant d'ailleurs en équilibre autour du premier de ces axes 

 est fixée dans une direction donnée en déclinaison, au moyen d'une tringle 

 de bois dont les extrémités traversent des douilles à simple articulation 

 adaptées l'une sur la lunetle du côté de l'oculaire, l'autre sur l'une des pièces 

 de bois qui forment l'axe horaire. 



» Sur l'un des côtés de la lunette et près de l'oculaire est fixé un petit 

 cercle de o™ji6 de diamètre, dont les verniers donnent la minute et qui est 

 muni d'un niveau à bulle d'air. Cet appareil, entièrement semblable aux 

 cercles chercheurs des lunettes méridiennes, sert à caler l'instrument en dé- 

 clinaison :il est seulement nécessaire, pour cet objet, d'amener préalablement 

 la lunette dans le plan du méridien. L'instrument se cale en ascension 

 droite au moyen d'un fort collier à vis qui embrasse l'axe horaire près du 

 cercle horaire, et est d'ailleurs fixé à l'extrémité d'un fort levier en bois 

 assujetti à ne faire que de très-petits mouvements de rappel . Le cercle horaire, 

 qui sert à amener l'instrument dans une position donnée, a un diamètre 



