• ( 953 ) 



de o'",46; il est muni de deux verniers donnant chacun les deux secondes 

 de temps directement. 



» Le mode actuel de fixation de l'instrument en ascension droite et la 

 disposition des pièces de l'axe horaire ne permettant pas d'obtenir une 

 grande stabilité en ascension droite, on évite de toucher l'instrument pen- 

 dant l'observation des différences d'ascension droite, et l'on procède sépa- 

 rément aux mesures des différences de déclinaison. 



« L'équatorial que nous venons de décrire sommairement est contenu 

 dans un petit pavillon construit en bois. Le toit tournant qui recouvre ce 

 pavillon est également en bois garni extérieurement de papier métallique. 

 Ce toit est porté sur des boulets interposés dans deux rainures apparte- 

 nant à un même tore circulaire. 



» Le pourtour du toit est garni intérieurement à sa base d'un grand 

 nombre de chevilles, et un long levier est fixé, vers les trois quarts de sa lon- 

 gueur, à l'un des montants de bois de la partie inférieure de l'édifice. En 

 agissant sur une double poignée, dont l'extrémité inférieure de ce levier est 

 munie, on pousse les chevilles horizontalement, et l'on communique au toit 

 un mouvement de rotation dans un sens ou dans le sens opposé. Une large 

 fente, munie de volets, est ouverte dans le toit tournant, depuis l'horizon 

 jusqu'à un peu au delà du zénith. 



» Nous envisagerons la stabilité d'un équatorial à deux points de vue : 

 nous distinguerons les changements qui se manifestent après un temps plus 

 ou moins long dans les positions absolues ou relatives des pièces principales 

 de l'instrument, et les changements qui se produisent pendant la durée or- 

 dinairement assez courte des observations. Les premiers aflfectent la situa- 

 tion des axes polaires et de déclinaison, la collimation de l'axe optique et 

 les index des cercles horaire et de déclinaison ; les seconds affectent seule- 

 ment la position absolue de la lunette. 



» De la stabilité des axes et des index. — L'intelligence de ce qui va 

 suivre exige que nous définissions les positions directe et inverse de l'in- 

 strument. Concevons la lunette placée d'abord dans le plan du méridien 

 pour le calage en déclinaison, le petit cercle de déclinaison à l'ouest (ce qui 

 serait la droite de l'observateur, si la lunette était dirigée au sud), puis 

 l'instrument calé en ascension droite, la lecture de l'angle horaire étant faite 

 à l'index de l'ouest; l'instrument sera dans la position directe. Si l'on sup- 

 pose le calage en déchnaison obtenu toujours dans le plan du méridien, 

 mais le cercle de déclinaison étant à l'est, il est clair que la position des 

 tourillons de l'axe de déclinaison sera renversée ; si d'ailleurs on amène la. 



