( 9% ) 

 d'où 



c= — 2',29; /=+o%64; •/.= -{- o", 8'] ; yi= — o'',^i; et âh= + 2o*,S']. 



» La comparaison de ces nombres avec les précédents montre que les 

 erreurs c et ïj n'ont pas sensiblement varié ; l'erreur i aurait varié de i*,6 : 

 ce qui ne doit pas étonner, attendu la faible longueur de l'axe de déclinai- 

 son et le peu de garantie de stabilité que semble offrir la disposition des 

 pièces de l'axe horaire. 



» Les erreurs cosd.&M. relatives aux deux positions de l'instrument sont 

 minimes, si l'on se souvient que les angles horaires sont lus avec des ver- 

 niers qui donnent seulement les 2 secondes. 



M Ce qui vient d'être exposé montre que notre instrument présente, 

 quant à la position des axes, une stabilité qu'on n'aurait osé espérer, et qui 

 suffit aux usages ordinaires d'un équatorial. 



» Actuellement nous allons examiner le nouvel équatorial au point de 

 vue de sa stabilité pendant la durée des observations. 



» En considérant d'abord les différences d'ascension droite, il est visible 

 qu'on peut redouter deux effets distincts : un mouvement oscillatoire autour 

 de l'axe horaire et un mouvement lent autour du même axe. L'influence 

 du premier s'éliminerait de la moyenne d'un certain nombre des comparai- 

 sons ; il n'en serait pas de même du second : ainsi la concordance de plusieurs 

 comparaisons consécutives ne suffirait pas pour prouver leur exactitude. Les 

 causes qui peuvent produire les mouvements lents agiraient sensiblement 

 de même dans des positions voisines de la lunette, tandis qu'elles produi- 

 raient probablement des effets contraires dans des positions de la lunette 

 symétriques par rapport au méridien. Il importe donc, pour étudier ces 

 effets, de faire des comparaisons d'étoiles peu éloignées en déclinaison, par 

 des angles horaires très-différents; et si les résultats concordent, il y aura 

 une très-grande probabilité en faveur de leur exactitude. On aura d'ailleurs 

 pour contrôle la valeur de ces mêmes différences obtenues à l'aide de la 

 lunette méridienne, ou, à défaut de celles-ci, les indications des bons 

 catalogues d'étoiles. 



» Quant aux déclinaisons, pour se convaincre que le procédé à l'aide 

 duquel on a fixé la lunette en déclinaison, ne laisse guère à désirer au point 

 de vue de la stabilité, il suffit de jeter un coup d'œil sur le tableau sui- 

 vant : 



laS. 



