(iii5) 

 extrémités du levier que dans sa partie mitoyenne et au sommet de la tasse : 

 1° parce que ces extrémités constituent les points les plus éloignés de l'ac- 

 tion inductive; 2° parce que leur rayon de courbure est plus petit que par- 

 tout ailleurs. 



» Ainsi le levier CC possédant la même espèce d'électricité que les appen- 

 dices DD, et étant par sa position concentrique soumis à l'action conspi- 

 rante de leur force répulsive, sera énergiquement repoussé s'il ne se trouve 

 pas précisément dans le même azimut qu'elles, et après quelques oscilla- 

 tions il s'arrêtera à un certain angle de déviation. Alors la charge électrique 

 communiquée au système fixe EADD commencera à diminuer. 



« Mais cette diminution sera beaucoup plus lente que dans les électro- 

 scopes ordinaires, à cause de l'électricité dissimulée qui se dégagera peu à 

 peu de la partie centrale et viendra remplacer, sur la tasse A, ses appendices 

 DD, le fil de communication et le disque E, une partie de l'électricité libre 

 perdue par l'effet de la dispersion. L'électrisation double ou inductive du 

 système mobile ACC suivra exactement les phases successives de l'électrisa- 

 tion simple du système fixe, ses deux principes se recomposeront graduelle- 

 menten proportion des pertes de la charge, et, après un certain temps, tout 

 rentrera dans l'état naturel. Tout ce que nous venons de dire est indépendant 

 du mode employé pour charger le conducteur E, et peut en conséquence 

 s'appliquer également au cas de la charge directe du contact et au cas de la 

 charge indirecte ou contraire, obtenue au moyen de l'induction. 



» En résumé, la partie mobile de l'instrument s'électrise toujours par 

 induction et jamais par communication ; la différence de forme entre le 

 centre et les extrémités des pièces fixes et mobiles rend la distribution des 

 forces motrices la plus avantageuse possible pour la rotation de l'index, et 

 l'action inductive des surfaces centrales dissimulant une portion d'électri- 

 cité pour lui rendre peu à peu l'état libre au fur et à mesure des pertes subies, 

 prolonge la durée de la charge reçue. Si l'on a bien saisi le sens de ces notions 

 préliminaires, on comprendra tout de suite la condition qu'il faut satisfaire 

 dans la construction de l'appareil et la manière de l'employer. 



» Et d'abord la minceur des pièces qui constituent la partie essentielle de 

 l'instrument, contribuant à accélérer les pertes de l'électricité dans le milieu 

 ambiant, il est nécessaire de les renfermer dans une cage où l'air se main- 

 tienne fort sec moyennant une substance avide d'humidité. La sécheresse de 

 l'air intérieur est surtout indispensable pour que la torsion du fil de soie qui 

 supporte la tasse renversée ne varie point, et que l'index CC puisse revenir 



