( 52 ) 



pourvue de mannite , tudie par M. Pelouze et par moi , possdt des pro- 

 prits pareilles; et il y aurait de l'intrt en faire l'preuve, qui serait 

 d'ailleurs sans aucun danger. Car, soit qu'elle rsulte d'une scrtion na- 

 turelle ou d'une opration chimique, elle fournirait peut-tre ainsi imm- 

 diatement, comme peu de frais, un mdicament qu'on va chercher au- 

 jourd'hui de grandes distances, pour l'obtenir sans plus d'efficacit. 



PHsiQDE. Sur un mojen nouveau dejaire varier, volont, la sen- 

 sibilit des galvanomtres astatiques, et de les rendre aussi parjaits que le 

 comporte la nature des mtaux employs dans leur construction par 

 M. Melloni. 



Pendant mon dernier sjour Paris , je fis construire par diffrents 

 fabricants de cette capitale, plusieurs galvanomtres multiplicateurs deux 

 aiguilles, d'aprs la mthode de NobiU. Ces instruments sont, mon avis, 

 d'un transport tout aussi difficile que les baromtres, qui ne manquent 

 jamais de se briser, quelle qu'en soit la faon, toutes les fois que vous les 

 confiez en voyage des mains mercenaires. Aussi , malgr l'assurance con- 

 traire des personnes charges d'expdier mes galvanomtres Naples, je 

 ne fus nullement surpris de trouver, mon arrive, la sensibilit de mes 

 systmes d'aiguilles tout fait perdue. Gnralement, les montures taient 

 bien conserves : voil l'important pour moi ; car je comptais sur mo?i adresse 

 pour redonner aux systmes leur astalicit primitive. C'est bien le cas de dire 

 que ']avais compt sans mon hte, cai" la main se montra on ne peut plus 

 maladroite dans mes efforts pour remettre en quilibre les deux forces ma- 

 gntiques: la dsaimantation de l'aiguille plus intense russissait d'abord 

 jusqu' un certain point; puis je dpassais le but; la diffrence se repro- 

 duisait en sens contraire, et presque toujours renforce. Enfin, aprs plu- 

 sieurs jours d'essais et de patience, je tombai, par hasard sans doute, sur 

 une combinaison si parfaite que les aiguilles se plaaient perpendiculaire- 

 ment aux fils mtalliques en faisant circuler le moindre courant dans les 

 replis du galvanomtre, en sorte qu'il n'y avait plus moyen de distinguer 

 un courant fort d'un courant faible. Voil donc mon instrument devenu 

 dfectueux par excs de sensibilit. Fallait-il le rduire en touchant au ma- 

 gntisme des aiguilles? C'tait vouloir s'exposer de nouveau toutes les 

 mauvaises chances encourues : je laissai donc au systme astatique toute sa 

 mobilit, en me rservant de modrer par d'autres moyens la sensibilit 

 excessive du galvanomtre sous l'action des forces lectro-dynamiques. 



