( 54 ) 

 tjiielcontjue, rien ne sera plus ais que de communiquer tout juste aux ai- 

 guilles le surcrot de vitesse convenable : alors le systme attir plus forte- 

 ment vers le zro du cadran deviendra videmment moins sensible l'action 

 des courants lectriques et aux vicissitudes de l'atmosphre. 



L'ajiplication de cette mthode russit merveille; et mon galvano- 

 mtre, corrig de sa trop grande excitabilit, de la lenteur des oscillations, 

 et (les incertitudes du zro, conserva une dose suffisante de sensibilit, et 

 acquit toutes les qualits requises dans ces sortes d'instruments. 



V Ne serait-il pas possible maintenant, de rsoudre, au moyen d'un 

 artifice analogue, la question inverse ? Ne pourrait on pas obtenir, en d'autres 

 fermes, la compensation d'un couple d'aiguilles forces magntiques trop 

 ingales par l'action extrieure d'un barreau -aimant ? Aprs ce qui prcde, 

 la question ne saurait tre douteuse. 



Supposons en effet un galvanomtre systme astatiqoe mal compens, 

 et oscillant par cela mme avec une t^op grande vitesse autour de sa posi- 

 tion d'quilibre. Pour rendre l'instrument plus sensible il suffira de placer 

 extrieurement, un barreau compensateur, en sorte que son action sur l'un 

 des ples homologues du systme soit prdominante, ce qui communiquera 

 ncessairement la partie mobile une rpulsion plus ou moins grande, et 

 diminuera d'autant l'intensit de la force qui lerappelle au zro. 



Impatient de vrifier ma dduction par l'exprience, j'tai du magn- 

 tisme l'une des aiguilles d'un bon galvanomtre, qui fut rduit parce moyen 

 cinq ou six oscillations par minute : un courant thermo lectrique d'un 

 couple cuivre et bismuth excit par la chaleur de la main, et transmis par 

 lui long fil de fer, ne produisait : plus sur ce galvanomtre que a degrs 

 de dviation. J'interrompis le circuit, j'attendis que le systme abandonn 

 lui-mme se plat e\actement sur le zro du cadran , et j'approchai en- 

 suite au-dessus des aiguilles un barreau aimant fix sur im soutien mobile, 

 en ayant soin de tenir son axe dans le plan du zro, et de tourner d'abord 

 vers l'appareil le ple homologue l'extrmit antrieure de l'aiguille indi- 

 catrice qui surpassait en puissance magntique celle qui tait loge dans 

 l'intrieur du clissis. A mesure que l'on poussait le barreau vers l'instru- 

 ment, on voyait les oscillations des aiguilles se ralentir : l'opration fut sus- 

 pendue lorsque le systme cart de i5 ao tluzro et abandonn lui- 

 mme, ne faisait plus qu'une seule oscillation par minute. Je mis alors mon 

 galvanomtre l'preuve, et je trouvai sa sensibilit tellement amliore, 

 que le mme courant thermo-lectrique, qui donnait auparavant une d^ 

 viation dea, poussait maintenant les aiguilles 37, i. 



