(55) 



Mon procd peut donc s'appliquer au cas direct^ o il faut diminuer 

 la sensibilit excessive des galvanomtres, et au cas inverse, o il s'agit 

 d'amliorer ces instruments dous de systmes asiatiques imparfaits. Il y a 

 cependant une distinction importante faire entre ces deux applications : 

 la possibilit de modrer l'action trop vive est, pour ainsi dire, indfinie, car 

 en prenant un barreau suffisamment nergique, et en le plaant trs-prs 

 des aiguilles, on pousse l'opration aussi loin qu'on le dsire; mais le per- 

 fectionnement a une limite dpendante du degr de compensation stable que 

 possdent les systmes asiatiques. 



Pour concevoir nettement la raison de ce dernier fait, remarquons d'a- 

 bord que dans l'usage des galvanomtres, il devient quelquefois ncessaire 

 d'employer la presque totalit du cadran : de l la ncessit que l'index 

 cart de 5o 60% et abandonn lui-mme , revienne au zro par l'action 

 du magntisme terrestre. D'un autre ct, la force motrice que le barreau 

 exerce sur le systme asiatique provient de la diffrence entre les ractions 

 des deux aiguilles : on peut donc faire abstraction des deux forces qui se 

 neutralisent et ne considrer que l'aii^uille o rside leur diffrence, sa- 

 voir, l'aiguille la plus voisine du barreau ; mais la force rpulsive de celui-ci 

 n'est pas constante, elle change videmment avec la position angulaire de 

 raiguille, parce qu'il y a loignement du ple homologue et rapprochement 

 du ple contraire. Si le barreau aimant est plac tout prs du galvanom- 

 tre, le rapport de ses deux distances aux extrmits de l'aiguille active 

 varie si rapidement , pendant le mouvement rotatoire, que la force rpul- 

 sive se change presque aussitt en force attractive, l'action de la Terre est 

 vaincue et le systme renvers. Pour empcher ce renversement, qui te- 

 rait la possibilit d'employer les divisions suprieures du galvanomtre, il 

 faut donc tenir le barreau loign et abandonner forcment l'opration 

 une certaine distance; mais si l'on avait une srie de galvanomtres plus ou 

 moins dlicats, et qu'on voult les rduire tous au mme degr de sensibi- 

 lit, on devrait videmment approcher d'autant plus le barreau compcii- 

 sateur que le systme asiatique serait moins parfait; donc l'amlioration 

 possible obtenir dpendra de la sensibilit du galvanomtre, et s'appro- 

 chera d'autant plus de l'tat de perfection que les aiguilles aurotit un degr 

 de compensation plus lev. 



Une aiguille aimante suspendm^ toute seule peut tre accouple par la 

 pense une aiguille inerte et considre, par cela mme, comme un sys- 

 tme dou de la moindre aslaticit possible : voil pourquoi mon procd 

 ne vaut rien tant appHqu aux galvanomtres de Poggendorff, de Maria- 



