(56) 



nini , ou tout autre appareil analogue dpourvu de couples magntiques 

 agissant en sens contraire sur la partie mobile de l'instrument. 



Dans cette comparaison de l'tat de perfection plus ou moins grande o 

 l'on peut rduire les galvanomtres asiatiques dous de diffrents degrs 

 de sensibilit, on suppose tacitement que le barreau compensateur ne 

 change pas. Mais si l'on emploie des compensateurs diffrents , il est vident 

 que deux galvanomtres ingaux en sensibilit pourront prouver gales 

 distances une rpulsion magntique gale, et devenir ainsi susceptibles du 

 mme perfectionnement. 



Les dimensions des deux aiguilles du systme, leur tat d'aimantation , 

 la distance qui les spare, la longueur, l'paisseur, la force magntique et 

 la direction du barreau compensateur, constituent autant d'lments qui 

 exercent une influence plus ou moins grande sur le degr de sensibilit que 

 l'on peut communiquer aux galvanomtres asiatiques, et il sera indispensa- 

 ble de les prendre en considration lorsqu'on voudra tablir la thorie g- 

 nrale de ces actions et la meilleure manire possible d'obtenir l'effet 

 cherch de l'astaticit. Mais, sans entrer dans les dveloppements ncessaires 

 la solution d'un problme aussi difficile, je ferai remarquer que les per- 

 fectionnements suggrs par la thorie ne pourraient rien ajouter l'effica- 

 cit de l'application; car toute espce de barreau compensateur appliqu 

 avec quelques lgres prcautions, suffit pour dvelopper un degr de per- 

 fectionnement qui surpasse presque toujours la porte du galvanomtre 

 soumis l'preuve. Je vais m'expliquer plus clairement. 



Lorsque la compensation produite au moyen du barreau arrive un 

 certain degr, on voit ordinairement l'index, qui se tenait d'abord au zro, 

 en sortir toutes les fois qu'on veut l'amener sur ce point, et prendre di- 

 verses positions d'quilibre o il reste pour ainsi dire clou pendant que 

 l'on fait tourner le chssis d'un certain nombre de divisions : des centres 

 d attraction Zaferafe existent donc dans l'instrument, et ils ne deviennent 

 sensibles qu' un certain degr de perfection du systme asiatique. C'est 

 vraiment curieux de voir jusqu' quel point grandissent ces forces micros- 

 copiques par l'influence du barreau compensateur : on dirait que le laiton, 

 le cuivre, l'argent le plus raffin qui forment le cadran, le chssis et le fil 

 du galvanomtre, sont remplis de particules ferrugineuses ; mais la perfection 

 du systme asiatique est alors surabondante, et on doit ncessairement la 

 diminuer par un loignement convenable du compensateur. Il est donc in- 

 dubitable que la compensation drivant d'un barreau quelconque surpasse 



