( 57 ) 



presque toujours, comme je l'ai avanc tout l'heure , la porte de l'ins- 

 trument. 



La limite de sensibilit de chaque galvanomtre peut tre atteinte avec 

 des aimants de toute dimension ; nanmoins, je crois utile et commode de 

 donner aux barreaux compensateurs deux dcimtres environ de longueur 

 et cinq ou six milUmtres de diamtre. Ayant fix un de ces barreaux sur 

 un soutien muni d'une charnire et d'un tube rentrant, il faut l'approcher 

 lentement du galvanomtre, en sorte que son axe soit dirig, 45 environ 

 d'obliquit, sur l'un des ples de l'aiguille prdominante. Lorsque le sys- 

 tme se renverse par une dviation de 5o 60", l'on s'arrte et l'on revient 

 ensuite doucement sur se.s pas jusqu' ce que le renversement n'ait plus 

 lieu. Si alors les aiguilles se tiennent sur le zro, on a atteint le plus haut 

 degr possible de compensation ; dans le cas contraire , il faut loigner da- 

 vantage le soutien afin de retrouver tout juste la limite o les perturba- 

 tions du fil mtallique et du cadran commencent devenir latentes. Au- 

 del de cette Umite on obtient des combinaisons qui rendent le systme 

 astatique de moins en moins sensible. 



>> Une des conditions les plus importantes satisfaire dans l'application 

 de notre procd, est de maintenir le zro de la division dans la position 

 d'quilibre o se plaait naturellement le systme astatique avant l'inter- 

 vention du compensateur. L'index et la ligne du zro seraient toujours su- 

 perposs si les axes magntiques du barreau et des aiguilles ne sortaient pas 

 d'un seul et mme plan vertical; mais comme il est presque impossible de 

 ne pas sparer pendant l'opration l'azimut du compensateur de celui qui 

 renferme la rsultante des forces magntiques des deux aiguilles de l'ins- 

 trument, il faut ramener chaque instant l'index sur le zro de la gradua- 

 tion , en faisant tourner doucement le soutien autour de son axe vertical ; 

 ce qui imprime aux extrmits du compensateur une lgre translation 

 droite ou gauche qui, avec un peu d'adresse, est minemment propre 

 atteindre le but propos. 



I1 va sans dire que les rapports entre les arcs parcourus par l'index 

 du galvanomtre, et les forces de dviation subissent une altration con- 

 sidrable sous l'influence du compensateur, et qu' chaque position stable 

 de ce barreau aimant il devient indispensable de les dterminer de nou- 

 veau par les moyens connus de la Galvanomtne , si l'on veut avoir avec 

 toute la prcision convenable les intensits relatives descourants transmis. 



A propos de ces variations, j'observerai que l'influence du barreau dans 

 le cas o il s'agit de modrer la trop grande sensibilit du galvanomtre 



C. R., 184a, !' Semestre. (T. XIV , N" 2 .) ^ 



