. ( 58 ) 



produit une altration contraire celle qui a lieu dans le cas oppos, o il 

 faut rendre l'instrument plus sensible. En effet, la progression croissante 

 des diffrences entre les forces et les arcs correspondants devient plus 

 divergente si l'on rend le systme moins asiatique, et plus convergente 

 dans le cas oppos: et fort heureusement l'une et l'autre variation rentrent, 

 pour ainsi dire , dans le but que l'observateur se propose en changeant le 

 degr de sensibilit de son instrument. 



Malgr les limites dont nous parlions tantt , les modifications de sen- 

 sibilit que l'on peut communiquer un galvanomtre asiatique par le 

 moyen du barreau compensateur sont encore immenses. Quant au perfec- 

 tionnement, nous avons vu qu'on peut le porter un trs-haut degr. Cette 

 facult , mise la porte de tout le monde , de pouvoir dcouvrir avec un 

 galvanomtre commun la prsence de forces lectro-dynamiques excessi- 

 vement faibles, et de mesurer ensuite sur le mme instrument des cou- 

 rants lectriques dous de toute sorte d'nergie , ne sera peut-tre pas 

 sans quelque utilit pour la science. 



Je terminerai par un exemple tir d'une branche de la physique 

 dont les progrs rcents proviennent en grande partie de l'emploi des gal- 

 vanomtres asiatiques. 



J'ai dit dans phisieurs circonstances, que lorsqu'il s'agit de chaleur 

 rayonnante, le thermo multiplicateur doit tre prfr toute autre espce 

 d'instruments thermoscopiques, parce qu'il les surpasse tous, mon avis , 

 soit pour la sensibilit, soit pour la promptitude , soit pour la nettet des 

 indications. Cependant on se tromperait de beaucoup si l'on pensait qu'il 

 convient d'employer constamment le thermo- multiplicateur port son 

 plus haut degr de dlicatesse: bien au contraire, l'excs de sensibilit est 

 toujours gnant, et mme nuisible; car le temps ncessaire aux aiguilles 

 pour retourner au zro lorsqu'on supprime l'action de la chaleur sur la 

 pile thermo-lectriqueaugmenteavec l'astaticit du systme; eu sorte que si 

 l'on a un galvanomtre trop sensible pour les actions que l'on tudie, il de- 

 vient avantageux de se dbarrasser du surplus de sa sensibilit, qui retar- 

 derait en pure perte la marche des dmonstrations exprimentales, et les 

 rendrait souvent inconcluantes par excs de temps. Voil pourquoi j'avais 

 l'habitude d'employer trois combinaisons thermo-lectriques dans mes re- 

 cherches sur les radiations de la chaleur: la plus exquise pour la polarisa- 

 tion, la moins dlicate pour la transmission , et celle qui tait doue d'ime 

 sensibilit intermdiaire pour la diffusion. Depuis que j'ai trouv le pro- 



