( 330 ) 



et si l'on veut qu'un point donn de la tige marque A", on lestera l'instru- 

 ment jusqu' ce qu'il pse M grammes, 



M = 



I + 0,01 h"' 



M' tant le poids total de l'aromtre pour que le niveau d'affleurement 

 dans l'eau soit au point donn de la tige qui devra marquer h. 



M. Francur donne le moyen de faire des aromtres dielles mul- 

 tiples, de sorte que les instruments sont tels, que leur tige semble double 

 ou triple de longueur. 



M. Francur fait l'expos des imperfections de l'aromtre de Baume, 

 et montre que l'aromtre centigrade en est tout fait exempt, outre qu'il 

 est rigoureusement propre donner les poids spcifiques de tous les li- 

 quides, du moins avec la prcision dont un instrument de ce genre est sus- 

 ceptible. Ainsi : 



1. Le mode de division de l'chelle centigrade est rationnel et uni- 

 forme pour toutes les densits j 



2. On ne se sert pour la construire que de l'eau et d'une balance; 



3. Chaque physicien peut vrifier lui-mme si son instrument est bien 

 divis; 



4- Les erreurs qu'on peut commettre dans la fixation des niveaux de 

 l'eau, au lieu de s'ajouter lorsqu'on veut des degrs loigns de zro, sont 

 attnues par le fractionnement du module en loo parties, le module seul 

 se trouvant lgrement altr par l'erreur du niveau; 



5*. Il ne pourra jamais arriver qu'on ait des tables discordantes entre 



elles pour fixer le chiffre des poids spcifiques qui rpondent aux degrs 



aromtriques , parce que ces poids et ces degrs ne sont plus donns par 



des expriences , mais par des calculs. Le poids spcifique d'un liquide qui 



marque h" l'aromtre centigrade , est 



100' 



P = 



loo" + h' ' 



on prend h' ngatif quand les degrs sont au-dessous de zro. 



Des tables de ce genre sont calcules pour les graduations de l'aro- 

 mtre centigrade, celui de Baume, etc. 



Plusieurs autres aromtres sont employs, surtout en Angleterre , o 

 le systme de perception des droits, tabli sur la richesse alcoolique des 



