( 6oo ) 



Mariette tendrait diminuer le coefficient de dilatation avec la pression, au 

 lieu de l'augmenter, comme nous le trouvons dans nos expriences. 



Au reste, pour ne laisser aucune objection sans rponse, j'ai fait de 

 nouvelles expriences dans lesquelles le gaz reste sous la mme pression 

 o et 100, et dans lesquelles on mesure immdiatement le changement 

 survenu dans le volume; ces expriences ne sont pas encore assez com- 

 pltes pour que je puisse en donner maintenant les rsultats. 



Mes expriences montrent que le thermomtre air s'accorde 

 peu prs exactement avec le thermomtre mercure entre o et 100; ce 

 qui confirme les anciennes observations de M. Gay-Lussac. 11 convient 

 cependant de remarquer que le thermomtre air, dans mes expriences , 

 prsente constamment un retard de o',2 environ sur le thermomtre 

 mercure vers le milieu de l'chelle, ce qui semblerait annoncer qu'il y 

 a rellement entre les points fixes une petite diffrence dans la marche des 

 deux thermomtres: mais cette diffrence est trop petite pour qu'il soit 

 ncessaire d'y avoir gard; elle tombe d'ailleurs dans les limites d'incerti- 

 tude qui dpendent du dplacement du zro du thermomtre mercure. 



Au-dessus de 100, le thermomtre mercure marche sensiblement 

 d'accord avec le thermomtre air jusqu' la temprature de aSo" environ; 

 partir de ce point, le thermomtre mercure prend l'avance sur le 

 thermomtre air. A Soo", la diffrence est de 1 environ; SaS", elle 

 s'lve i,75; enfin 35o, il y a environ 3 de diffrence entre la tem- 

 prature indique par le thermomtre air et celle donne par le thermo- 

 mtre mercure. 



Il est important de remarquer que les rsultats qui prcdent ne con- 

 viennent que pour la marche comparative du thermomtre air corrig 

 de la dilatation du verre, et d'un thermomtre mercure construit avec 

 des tubes de verre de nos fabriques franaises , en un mot, identiques avec 

 ceux qui ont servi dans mes expriences. Les tables de correction pour- 

 raient tre trs-diffrentes, si les thermomtres mercure taient construits 

 avec des verres de nature diverse. 



On admet gnralement que deux thermomtres mercure qui s'ac- 

 cordent pour le zro et la temprature de l'buUition de l'eau, s'accordent 

 galement pour tous les autres points de l'chelle; rien n'est plus faux que 

 cette proposition : il peut y avoir des diffrences de plusieurs degrs dans 

 les hautes tempratures, si les deux thermomtres ne sont pas construits 

 exactement avec la mme espce de verre. 



Pour mettre ces diffrences de marche nettement en vidence , j'ai 



