(687) 



En resume, le memoire de M. Perrey me semble avoir 

 une utilite reellepour la science, el particulierement dans 

 notre pays, qui se ratlache au bassin donl Fauteur s'est oc- 

 cupe. J'ai doncl'honneur d'en demander Fimpression dans 

 les Memoires des savants etrangers. 



Les conclusions de ce rapport , auxquelles adhere M. Cra- 

 hay , second commissaire de 1' Academic, ont ele adoptees. 



Rapport de M. CRAHAY, sur un appareil propre a mesurer 

 de tres-petites differences de pression manometriques , 

 propose par M. Gustave Dumont. 



L'instrument propose a pour but de mesurer de pe- 

 tites differences de pression , celles meme qui echappent 

 au barometre. Pour y parvenir, 1'auteur a cherche le 

 moyen d'amplifier suffisamment les indications de ces dif- 

 ferences, pour les rendre susceptibles d'etre observees 

 avec exactitude. 



Le principe sur lequel 1'instrument est base, est celui 

 de la loi de compressibilite des gaz sous une temperature 

 invariable. 



Concevons une cloche en fer, de forme cylindrique, 

 suspendue a 1'un des bras d'une balance, 1'ouverture vers 

 le has, et plongee dans le mercure renferme dans un re- 

 servoir en fer, egalement de forme cylindrique. Un robinet 

 etant ouvert, Fair du dehors entre librement dans la cloche 

 et en remplit une capacite determinee ; le mercure s'etablit 



