( 688 ) 



a h meme hauteur au dehors et au dedans de la cloche ; a 

 1'aide d'un contre-poids, attache au deuxieme bras de la 

 balance , le poids restant de la cloche est exactement 

 equilibre. Alors, on ferme le robinet. La force elastique de 

 Fair renferme s'exerc.ant dans lous les sens avec un effort 

 egal, il en resulte une pression, qui tend a soulever la 

 cloche, egale a celle qui tend a deprimer le niveau inle- 

 rieur du mercure. L'une et 1'autre sont equilibrees par la 

 pression de Tatmosphere, le poids de la cloche elant egale 

 par le contre-poids. 



Supposons acluellement que la pression exterieure 

 vienne a diminuer, soil par une cause meteorologique , 

 soil par suite du transport de rinstrument dans un lieu 

 plus eleve; alors la force elastique de Fair renferme 1'em- 

 porte, son volume augmente, la cloche est soulevee , le 

 niveau interieur du mercure est abaisse, sans cependant 

 que rien de 1'air renferme puisse s'echapper. On ramene 

 cet air a son volume primitif et on reiahlit le fleau de la 

 balance dans la position horizontal. A cet effet, on fait arri- 

 ver, autour de la cloche, du mercure contenu dans un re- 

 servoir lateral communiquantinferieurement avec le bain, 

 et d'ou ce metal est refoule a 1'aide d'un piston, conduit par 

 un mouvement de vis; le retablissement del'horizontalite 

 du fleau est obtenu par une diminution graduelle du con- 

 tre-poids. Voici la maniere dont 1'auteur propose de 1'ob- 

 tenir, et c'est en ceci que consisle Tamplification de la 

 variation de pression. Le contre-poids se compose en partie 

 d'une tige de fer, de forme prismatique, ayant une sec- 

 tion tres-petite comparativement a celle dela cloche. Elle 

 est divisee suivant sa longueur par des traits equidistauts, 

 par consequent en partie d'egal volume. Suspendue verli- 

 calement au second bras de la balance, elle plonge dans un 



