( 690 ) 



s' la section de la tige , h' le nombre d'unites de longueur 

 immergees, A la densite du mercure que nous supposerons 

 la meme de part et d'autre ; nous aurons 



Sh. A = s'/i'A, 



par suite 



Le rapport de^ est connu par celui |' que Ton a de- 

 termine une fois pour toutes; et ainsi , de 1'observation de 

 h' on deduira la valeur de h, c'est-a-dire , la valeur de la 

 variation de pression entre les deux experiences , en 

 fonction de la hauteur de mercure. 



Si nous supposons avec 1'auteur que la section S de la 

 cloche soil de 500 millimetres carres , celle s' de la tige 

 d'un millimetre carre, alors h = h ' . 



500 



Done, dans ce cas , une variation de la pression equiva- 

 lente a un millimetre de hauteur de mercure, sera mon- 

 tree le long de la tige par une etendue 500 fois plus 

 grande. Un seul millimetre de hauteur de cette tige corres- 

 pondrait a ~j c de millimetre de hauteur dans la colonne 

 du barometre; une telle quantile echapperait complele- 

 ment a 1'observation sur le barometre. 



L'auteur fait remarquer avec raison que, lorsque la tem- 

 perature n'est pas la meme pendant les deux observations 

 que Ton compare , il faut necessairement faire des correc- 

 tions, afin d'ecarter 1'influence qu'elle exerce. II faudra 

 done aussi observer la temperature; a cet effet, un ther- 

 mometre est adapte dans Tinterieur de la boite qui renferme 

 1'appareil. Ces corrections sont nombreuses; la plus im- 

 portante est celle qui se rapporte a la dilatation de 1'air 



