(691) 



renferme dans la cloche; puis viennent celles pour ra- 

 mener a des valeurs constantes la capacile de la cloche, 

 les volumes des parties de la tige divisee et des parois de 

 la cloche immergees dans le mercure, et enfm la densite 

 du mercure. L'auteur donne la formule qui exprirne h en 

 fonction des elements corriges. 



Voila la theorie de 1'instrument; M. Dumont 1'a fort 

 bien exposee dans son memoire. 



Si nous nous proposons maintenant la question de la 

 pratique de cet instrument, du clegre de confiance que 

 meritent ses indications, du degre de sensibilite qu'il pos- 

 sedera reellement, alors de grands doutes s'elevent chez 

 moi. Pour les motiver, je crois devoir dire un mot sur un 

 instrument imagine depuis assez longtemps, qui a beau- 

 coup d'analogie avec celui propose par M. Dumont, et 

 lequel, modifie a plusieurs reprises, a fini par perdre 

 une grande partie de ses droits el a 1'exactitude et a Futi- 

 lite. Je veux parler de cet instrument auquel, apres son 

 dernier perfectionnement , on a donne le nom de sympie- 

 zometre; il est destine egalement a mesurer de fort peiites 

 variations dans la pression de Falmosphere, et consiste 

 essentiellement en un vase de verre renfermant une masse 

 constante de gaz sec: ce vase communique avec un tube 

 vertical cylindrique de verre, dont 1'autre bout est ouvert. 

 Ce tube contient un liquide non evaporable (mercure ou 

 huile fixe) destine a separer le gaz renferme d'avec 1'air du 

 dehors, et a lui en transmettre la pression, a laquelle cegaz 

 renferme fait equilibre par sa force elastique. La pression 

 exterieure vient-elle a changer, le volume du gaz doit se 

 modifier en consequence , la colonne de liquide change de 

 position, de maniere a parcourir dans le tube une capacite 

 egale a celle dont le volume dugaz est change, Ainsi , plus 



