( 692 ) 



pelitest le diametre du tube par rapport au volume total oc- 

 cupe par le gaz , plus etendu est le mouvement de la colonne 

 pour une meme variation de la pression. Get instrument 

 realise done, en principe, le but que M. Dumont s'est 

 propose. Cependant le sympiezomelre n'a pas repondu a 

 raltente; malgre sa grande sensibilite, il n'a pas ete capable 

 de fournir des resultats egaux en precision a ceux du baro- 

 melre, aussi n'est-il plus employe que dans la marine; la 

 colonne liquide etant convenablement limilee dans sa 

 course, 1'instrument est rnoins affecte par les mouvements 

 du navire que le baromelre. On a trouve de 1'avantage a y 

 substituer 1'huile d'amandes au mercure pour former la 

 colonne liquide, et a prendre de 1'hydrogene pour le gaz 

 renferme, afm qu'il y cut moins d'aclion chimique sur le 

 liquide. 



Une des causes, et la principale, qui empeebent le sym- 

 piezometre de fournir des indications exactes de pression, 

 c'est la diiFiculle de bien connaitre la temperature du gaz 

 renferme, lors meme que le thermometre est dispose, 

 comme on 1'a fait souvent, de maniere que son reservoir 

 soit place dans 1'interieur du vase de verre, et, par con- 

 sequent, qu'il soit baigne par le gaz. Que dire mainte- 

 nant de 1'inslrumenl propose par M. Dumont, ou le tber- 

 mometre est place lateralement dans la boite, participant 

 a la temperature des parois de celle-ci, sans etre en rap- 

 port immediat avec les pieces esseniiellesde 1'instrument, 

 formees de masses metalliques considerables, et par suite 

 lenlesa partager la temperature exterieure? L'incertitude 

 sur la temperature est encore augmentee dans 1'usage de 

 1'instrument, par la necessite de faire manoeuvrer les deux 

 pistons, d'oii resulle que la main apporle une quantite de 

 chaleur tres- difficile a evaluer. La difficulte, sinon I'im- 

 possibilite de connaitre exactement la temperature de 1'air 



