( 693 ) 



renferme, poarra done etre la source d'une erreur enorme, 

 comparativement a 1'agrandissement des eftets mesures par 

 la longueur de la tige immergee. 



line condition essentielle dans 1'usage de 1'instrument, 

 c'est que 1'air renferme soil toujours ramene au meme vo- 

 lume. Ce volume est determine par la hauteur du mercure 

 dans 1'interieur dela cloche, quand le fleau de la balance 

 est horizontal ; 1'opacite des parois de la cloche et du re- 

 servoir empechant de voir le niveau, 1'auteur a imagine 

 de le faire indiquer par un flotteur nageant sur la surface 

 du mercure; une tige recourbee attachee au flotteur, et 

 passant entre les parois de la cloche et celles du reservoir , 

 depasse le bord superieur de celui-ci pour se mettre en 

 regard d'un repere place de telle maniere que, lorsque la 

 coincidence avec 1'indicateur de la tige a lieu, le flotteur 

 se trouve a la hauteur qui correspond au volume constant. 

 II faut convenir que ce moyen n'est pas propre a indiquer 

 le niveau interieur avec le degre de rigueur qui serait ne- 

 cessaire id. 



Quand, dans un appareil du genre de celui dont il est 

 question, lequilibre est sur le point d'avoir lieu entre les 

 pressions qu'il s'agit d'evaluer , la plus legere resistance 

 suffit pour empecher que cet equilibre ne soit complete- 

 ment atteint. Or, ces resistances sont nombreuses dans 

 Tappareil propose: defautde mobilite de la balance; frot- 

 tement, quelque faible qu'il soit, qui resulterait du con- 

 tact des bords de la cloche avec les parois du reservoir; 

 difllcuke de mouvement de la tige du flotteur entre les 

 guides qui la conduisent le long des parois du reservoir; 

 enfm, resistance du mercure lui-meme a se mouvoir le 

 long des corps, et qui fait, par exemple, que, dans les 

 meilleurs baromelres, la colonne ne prend defmitivement 



