( 275 ) 



J'avais montre deja , dans mon premier travail , qu'il 

 est facile de comparer entre eux deux electrometres de 

 Peltier et de construire des tables d'equivalents pour leurs 

 indications. Mais quand une comparaison a ete faite et 

 que 1'instrument compare a ete transporte dans un autre 

 pays , ou meme , sans qu'il y ait eu transport , apres qu'il s'est 

 ecoule un certain espace de temps, il importe de s'assurer 

 que ses indications n'ont pas varie, qu'elles ont bien con- 

 serve leurs valeurs absolues. 



Cette verification peut se faire d'une maniere tres- 

 facile. II suffit, en effet, de s'assurer que Paiguille a con- 

 serve toute sa mobilite et que sa force directrice est restee 

 la meme : or, celte force directrice, ici , est don nee par la 

 petite aiguille aimantee attachee a 1'aiguille indicatrice de 

 J'electrometre. II suffira alors de soumettre la petite ai- 

 guille aimantee aux precedes ordinaires qui servent a 

 constater son energie magnetique; c'est-a-dire de la faire 

 osciller librement dans un plan horizontal et de constater 

 si son etat magnetique est reste le meme. On doit tenir 

 comple, bien entendu, des corrections ordinaires employees 

 en pareil cas pour la temperature, la torsion des Ills, la 

 variation de Fintensite horizontal du magnetisme ter- 

 restre, etc. (1) 



On comprend que, par des precedes analogues, on peut 

 faire dependre aussi la determination de la force electrique 



(1) On cougoit qu'il n'est pas meme necessaii-c de separcr la pelite ai- 

 guille aimantee de raiguillc indicatrice de Pinstniment; car si elle n'a pas 

 ete altcree dans son etat magnetique, tout le systeme doit continuer a faire 

 le meme nombre d'oscillalions dans un temps donne. Ce nombrc d'oscilla- 

 tions ne varicrait que dans le cas ou le magnelisme aurait ete modifie on 

 dans celui oii !c syslemc aurail subi unc alteration dans son etat physique. 



