( 500 ) 



cueillir les resultats des observations ou dans celle de ies 

 calculer. 



Tout en admettant I'instrument de Peltier, avec quel- 

 ques modifications , vous avez suivi une autre marche que 

 ce physicien pour rendre vos resultats comparables. M. Pel- 

 tier estimait la valeur des degresde son instrument, en rap- 

 portant les charges electriques directement a la balance de 

 Coulomb; et il indiquait par une table la tension electri- 

 que correspondante a chaque angle d'ecarlement 9 de Tai- 

 guille mobile de son electrometre. 



J'ai employe une table pareille, fondee sur un principe 

 un peu different, sur la methode du partage de Telectricite 

 entre des boules d'egale surface. J'ai trouve que la table, 

 calculee de cette maniere pour les degres de mon electro- 

 metre, s'accorde parfaitement avec celle que Peltier avail 

 calculee, d'apres ses experiences, pour le meme instru- 

 ment. Les deux methodes experimenlales ont done pre- 

 sente les memes resultats. 



Vous avez prefere suivre une autre voie; vous vous en 

 etes rapporte au calcul; et, en admettant 1'liypothese que 

 I'electricite se re'pand uniformement dans le conduclcur et 

 dans I' aiguille mobile, vous trouvez que la tension elec- 

 trique >? est tres-pres d'etre proportionnelle a Tangle 9, en 

 sorte que Ton peut prendre *) = 9 -4- F (9), equation dans 

 laquelle F (9) represente une petite correction dependanle 

 de Tangle 9. Vous considerez cette correction et celle pro- 

 venant de la torsion du fil , comme negligeables dans Teten- 

 due d'un arc de 65 environ, represente chez vous par 

 9 divisions de votre echelle. 



Ce resultat de vos calculs ne s'accorde pas avec Ies re- 

 sultats deduits de Tobservation parM. Peltier et par moi, 



