AFORISMOS SOBRE HIGROMETRÍA 



En un trabajo anterior, titulado Estudios actinométricos, dedicado á la 

 H. Sociedad Científica, he mencionado una observación: que la absor- 

 ción del calor de los rayos solares por la atmósfera se estrae al cálculo, 

 tal como yo lo he hecho, basándome en los movimientos moleculares, tan 

 luego como corre un viento ; y he atribuido esta circunstancia á errores 

 en la indicación del Psicrómetro. 



Prosiguiendo mis estudios, me he convencido de que el Psicrómetro, en 

 un tiempo en que el viento corra con pocos kilómetros de velocidad, cesa 

 de prestarnos servicios; la evaporación se hace demasiado ligera, el instru- 

 mento indica muy exageradas diferencias de temperaturas, y el cálculo una 

 presión de vapor muy baja. 



Un Higrómetro de Saussure colocado al lado del Psicrómetro y puesto 

 en correspondencia con este en horas de perfecta calma, variaba notable- 

 mente en las indicaciones con aquel, y calculando en el estado higromé- 

 trico la presión del vapor en las fórmulas que desarrollé para la determi- 

 nación del grado de absorción del calor solar, tampoco daba resultado que 

 pudiera satisfacer. 



Pensé entonces buscar otro método higrométrico, y creí haberle hallado, 

 cuando llega á mis manos el importante trabajo de Stefan sobre la ley de 

 Dalton y su aplicación en los métodos meteorométricos. 



Creo que á los Sres. Socios les interesará el modo que me atrevo á pro- 

 poner para iniciar un método higrométrico acústico ; método que en tiempo 

 de calma quizás pudiera prestar notables servicios, y si bien presupone la 

 validez de la'Jey de Dalton, en momentos de viento, sin embargo debe.ser 

 mucho y mas seguro que el Psicrómetro. 



Para el pleno entendimiento del lector, le citaré los adelantos que ultí- 

 mente hizo la Higrometría. 



Los métodos usuales para determinar el estado higrométrico de la atmós- 

 fera se han fundado en los principios siguientes : 



4 o En el cambio que sufre el volumen ó el peso de ciertos cuerpos, 

 espuesto á la influencia del aire húmedo ; este comprende los métodvs 

 higroscópicos y químicos ; 



2° En la temperatura de transición del vapor acuoso del estado aereoelás- 

 tico al estado líquido ; esto es el método del punto de roció ; 



