AFORISMOS SOBRE HIGROMETRÍA 



259 



Para simplificar el cálculo se confeccionará una tabla, en la cual los 

 valores de 



(120.782(1 + a O) 2 



sean calculados de antemano para cada instrumento de grado en grado 

 de temperatura ; y para cada lugar de observación una tabla que con- 

 tenga los valores de la primera multiplicados por g. 



De la fórmula hallada deducimos la ley siguiente : 



Las presiones del vapor atmosférico son inversamente proporcionales á 

 los cuadrados de las distancias nodales indicadas por el instrumento. 



Válida queda esta ley para el estado de equilibrio del aire. 



Suponiendo el vastago del aparato de latón, confeccionaremos la tabla 



siguiente 



Valores de 



(120.782 (1 + a íY 



C 



La fórmula (6) se reduce pues á : 



k = 2.649 v (t - V^) 



y la fórmula (5) á : 



d 



V 7 



\ 



C g 

 0.3775 



ÍC 



En cuanto á la precisión del aparato, los nonius permitiendo una obser- 

 vación de 0.05 mm. se podrá determinar, si el vastago es de un metro, 

 la presión del vapor con una certeza de +0.009 mm. — i. e. con una 

 fineza que el psicrómetro no alcanza. 



G Ave Lallement. 



