NOTAS SOBRE ELECTROMETRÍA MODERNA 199 



El modo de observación es, en breve resumen, el siguiente : 



La capacidad se determina por la resistencia conocida y un instru- 

 mento padrón ó graduado para la medición de la intensidad. Elliott 

 construye (modelo de 1880) condensadores de exactamente un micro- 

 farad (10"'°UCGS) de mas ó menos 300 láminas circulares de es- 

 taño, separados por hojas de mica en cajitas muy cómodas á la taha- 

 tiére de 8 centímetros de alto y 16 centímetros de diámetro. 



La fuerza electromotriz se determina en medida electro-magné- 

 tica por la intensidad de la resistencia. En medida electro-estática 

 tiene su instrumento especial : el gran electrómetro absoluto de 

 Thompson; pero se reemplaza este instrumento muy delicado por el 

 electrómetro portátil con escala graduada por comparaciones hechas 

 con un electrómetro absoluto. Apps y Elliott construyen tales instru- 

 mentos según el modelo de sir W. Thompson que permiten medir 

 el potencial de la electricidad atmosférica, por ejemplo hasta 

 0,00187 TJ. C. G. S que corresponden á un medio Daniel; el electró- 

 metro absoluto mide hasta uno 0,00001068 = 1 ,068x10"^ U. C. G. S., 

 ó sea un ^ Daniell, de cuya exactitud puede hacerse una idea, sa- 

 biendo que 1,100 Daniell dan una chispa de 0,095 milímetros de 

 largo. Hay un padrón muy cómodo para determinar la fuerza elec- 

 tromotriz en el elemento zinc-azogue de Latimer-Clarke (mo- 

 delo 1874). 



La comparación de cantidades de igual especie se hace de tres 

 modos : 



1° Por el método de compensación ó reducción á cero, compen- 

 sando una positiva por igual cantidad negativa ó vice-versa, por 

 medio de un padrón variable, ó varios padrones graduados como el 

 galvanómetro diferencial ó el puente de Wheatslone que fué trasfor- 

 mado de varios modos (modelo de caja, modelo de cuadrante) ó la 

 bobina corredora de Thompson y Varley. 



2° Por el método de sustitución, en que se registra el fenómeno 

 por medio de un instrumento de escala arbitraria y padrones gra- 

 duados, comparando los efectos de las cantidades desconocidas bajo 

 iguales circunstancias. 



3° Por el método de comparación observando el fenómeno por 

 escalas numeradas, por padrones fijos y graduados por resistencia y 

 capacidad. 



La electrometría moderna da lugar á interesantes comparaciones. 

 Así por ejemplo : 



W. Thompson ha determinado para Greenwich (^ = 981 '17) que 



