— 26 — 



дпнены иосл'Ьдовательно и питаются токомъ (сила тока 0,95 амп.) отъ не- 

 большой аккумуляторной баттареп. 



Вс'Ь устаиовленные приборы были предварительно тщательно изу- 

 чены въ Физической Лаборатории Акаделпи п опред'Ьлены различный пхъ 

 постоянныя. При этихъ наб1юден1яхъ мн'Ь удалось вьфаботать н-Ьсколько 

 новыхъ методовъ опред'Ьлешя различныхъ постоянныхъ; описание этпхъ 

 методовъ составить предметъ особой статьи. 



На существующихъ сейсмическихъ станц1яхъ регистрирные барабаны 

 обыкновенно не устанавливаются дал'бе, какъ на разстоянзи 4 метровъ отъ 

 зеркала того или другого сейсмографа. Увеличивать это разстояше пред- 

 ставляется практически затруднительнымъ въ виду ослаб'Ьван1я светового 

 Эффекта. Бъ предложенномъ мною ран'бе и пров-Ьренномъ на практике 

 электро-магнитномъ способ-Ь регпстращи можно безъ всякаго ущерба для 

 силы св'Ьта увеличивать чувствительность записей почти въ произвольное 

 число разъ. 



Въ Пулков-Ь размеры электро-магнитныхъ катушекъ, сила тока и пр. 

 были выбраны такъ, что для апер1одпческаго маятника длина соотв'Ьтствую- 

 щаго оптическаго рычага составляла 156 метровъ (для перюда въ 25^9). 

 вместо 4 метровъ, а для клинограФа даже 476 метровъ (для периода въ 

 53?0), т. е. около Уд километра. Но такая чувствительность, которая, кстати 

 сказать, достигается самыми простыми средствами, оказалась, какъ то пока- 

 зали первые сейсмограммы, чрезм^Ьрной, а потому она была уменьшена — 

 для апер1одическаго маятника въ 5, а для клиног1тФа въ 10 разъ. 



Отметка времени на Фотографической бумагЬ производится автомати- 

 чески, ежеминутно, задвиган^емъ небольшихъ ширмочекъ, при чемъ часы, 

 производящее замыкаше тока въ электромагнитахъ у шпрмочекъ, сверяются 

 ежедневно съ нормальными часами Пулковской Обсерватор1и. 



26 ноября текущаго года станц1я начала Функщонпровать. 



Уже первыя полученный сейсмограммы обнаружили много пнтерес- 

 ныхъ особенностей установленныхъ приборовъ, но особенно ннтереснымъ 

 представляется запись землетрясешя, бывшаго въ ночь съ 5 на 6 декабря. 



Простой горизонтальный маятникъ далъ очень сложную запись, гд-Ь 

 собственное движение прибора почти совершенно маскируетъ характеръ 

 землетрясешя; анер^одичесюй же маятникъ, а съ нимъ вм'ЬстЬ и соотв^т- 

 ствующш апер10дическш гальванометръ, въ которыхъ собственное двин;еше 

 прибора почти совершенно исключаются, даютъ весьма наглядную запись, 

 прямо определяющую характеръ землетрясения. Въ этой записи особенно 

 поражаетъ нравпльность колебания почвы около времени максимальной Фазы 



