— 405 — 



3000 m. A pesar de llevar la inscripción « Compensated for 

 temperature » y de carecer de termómetro interno, descubrí 

 un coeficiente de dilatación de más de O.!"*"* para cada 

 grado de temperatura. Comparando sus indicaciones con las 

 del hipsómetro correjido, resultó que los datos que habia 

 suministrado en el viaje, no podian utilizarse. Las dife- 

 rencias entre los dos instrumentos cambiaban con tanta irre- 

 gularidad que ni siquiera dividiendo la serie de observaciones 

 en grupos pequeños, resultaba una ley en los cambios. 



La misma triste experiencia la hice con el segundo de mis 

 aneroides, instrumento de Casella que permite la lectura de 

 Vs mm y que habia sido llevado en sus viajes por el Dr, 

 Bracrebusch. 



Restaban tan solo las observaciones hechas en mi tercer ane- 

 roide, de formato pequeño y salido de los talleres del finado 

 Goldschmid en Zurich. Es de bolsillo, su disco tiene 4 era. 

 de diámetro y permite la lectura de ^/^q ""^ pero con alguna 

 seguridad solo la de 0.2 ™"'; su termómetro interno está 

 graduado de 2 en 2 grados. Lleva el número 302. Este pe- 

 queño instrumento habia acompañado á los Dres. Lorentz 

 y HiEROíiYMUS en el viaje que hicieron al N. de la República 

 en los años 1872-74, y no se habia usado desde aquel tiem- 

 po. Resultaron satisfactorias sus indicaciones hechas en mi 

 viaje. 



Cuanto mas fácil es la observación de un aneroide, tanto 

 mas trabajo cuesta el reducir sus indicaciones á las que 

 habría dado un barómetro de mercurio. 



Hay que aplicarles tres correcciones : 



1* La corrección por la temperatura del instrumento. 

 Se distingue de la del barómetro de mercurio en que no es 

 general, sino que ha de calcularse especialmente para cada 

 aneroide considerado como individuo. Generalmente es ne- 

 gativa y, en la mayoría de los casos, oscila entre 0.10 y 

 0.20 "'"\ Se llama coeficiente de temperatura á.Q\ aneroide 



