— 26 — 



V. — Sobre las curvas representativas de la fuerza elec- 

 tromotriz y de la intensidad de una corriente alter- 

 na. Condiciones que deben tener los aparatos oscila- 

 torios destinados á obtenerlas. 



Por J. M. de Madariaga. 



La obtención de las curvas representativas de la fuerza elec- 

 tromotriz y de la intensidad de una corriente alterna es de tan- 

 to interés como la del diagrama de trabajo de un motor térmi- 

 co, que suministra el indicador. Así como éste da el medio de 

 calcular la potencia desarrollada por el vapor ó por el gas en 

 el cilindro, y pone de manifiesto las particularidades de la dis- 

 tribución, permitiendo, muchas veces, corregir sus defectos y 

 el gasto excesivo de combustible en que se traducen, así tam- 

 bién del trazado de aquellas curvas se pueden deducir fácil- 

 mente el valor de la potencia eléctrica media desarrollada por 

 la máquina que se estudie y las condiciones de ésta, tanto en 

 lo que se refiere á sus elementos eléctricos propiamente tales, 

 como á los que formen su circuito 6 circuitos magnéticos. 



Dos son los métodos empleados para registrar estas curvas: 

 en uno de ellos, debido á Mr. Joubert, se determinan sucesi- 

 vamente los puntos de aquéllas, hallando los valores del volta- 

 je y de la corriente para cada valor del tiempo. De él ha hecho 

 Mr. Hospitalier una feliz aplicación, construyendo el aparato 

 que llama Ondographe , el cual da, de una vez, las curvas com- 

 pletas. En otro procedimiento, resultan éstas de las oscilacio- 

 nes que las funciones que las representan comunican á un mó- 

 vil: registrando ó marcando las posiciones de éste, para cada 

 valor del tiempo, se puede tener el trazado de aquellas curvas. 

 Los aparatos que p?ra ello sirven se designan genéricamente 

 por los autores franceses é ingleses con el nombre de Oscillo- 

 graphes (1). Esta nota tiene por objeto deducir las condicio- 



(1) La palabra oscilógrafo, compuesta de dos , de origen latino 



