— 504 — 



Como se ve, es en esencia la pinza de los goniómetros de 

 Groth, Mallard, etc., ligeramente modificada. Consiste en una 



Figura 8.' 



placa de latón , que se apoya sobre la platina del microscopio, 

 á la cual puede fijarse mediante tornillos indicados en la figu- 

 ra 8.*. Sobre dicha placa van dos superficies cilindricas movi- 

 bles, cruzadas en ángulo recto. Sobre éstas va, á su vez, una 

 esfera ajustable, de la cual sale un pivote hueco. La pieza que 

 recibe el cristal (fijado con cera), que es una superficie con- 

 vexa, tiene un vastago que entra en el pivote anterior, y que 

 la permite girar cuando nos conviene, ó fijarse en una posición 

 dada por medio de un tornillo de presión. Con todos estos mo- 

 vimientos, más el de rotación, y los dos en su plano y en án- 

 gulo recto que tiene la platina del microscopio petrográfico, 

 es muy fácil, como he podido comprobar, el ajuste de crista- 

 les microscópicos y todas las operaciones que en los diversos 

 casos anteriormente considerados pueden presentarse. 



El modelo de este aparato me ha sido primorosamente cons- 

 truido por la «Sociedad ginebrina para la construcción de apa- 

 ratos de Física» (Ginebra, Chemin Gourgas, 5). Su altura to- 

 tal no excede de tres centímetros, y el coste de 50 francos. 

 Aunque, como digo, me ha dado resultados excelentes, su ma- 



